130 Schmidt: Aus optischen und mechanischen Werkstätten. 39,2. 



II. Einige Bemerkungen zur Druckschrift Nr. 47 Pol 

 von E. Leitz, Wetzlar. 



Polarisationsmikroskope und Projektionsapparate für polarisiertes 



Licht. 1921. 



Da ich in einem in dieser Zeitschrift (Bd. 37, 1920, S. 1 — 35) 

 erschienenen Sammelreferat „Vom Polarisationsmikroskop und seiner 

 Anwendung" auch der hierher gehörigen Erzeugnisse der Optischen 

 Werke von E. Leitz auf Grund des Preisverzeichnisses von 1920 

 gedacht habe (vgl. insbesondere S. 24 und „Nachtrag" S. 32 f.), der 

 jetzt vorliegende Katalog von 1921 aber nur wenige Neuerungen 

 bringt, so muß der Interessent im allgemeinen auf ihn selbst ver- 

 wiesen werden; doch möchte ich auf einzelne Punkte etwas genauer 

 eingehen, da ich inzwischen ausgiebige Gelegenheit zur praktischen 

 Beurteilung eines Leitz sehen Polarisationsmikroskops CM hatte. 



Eine vorzüglich klar abgefaßte Einführung über Gebrauch 

 und Wirkungsweise der Polarisationsmikroskope geht in der 

 Druckschrift Nr. 47 Pol der Aufzählung der Instrumente vorher. Sie 

 erläutert vor allem die Charakteristica der Leitz sehen Polarisations- 

 mikroskope, nämlich den Zweiblendenkondensor nach Bei.ek, 

 den anastigmatischen Tubusnikol und die zentrier baren 

 Objektivzangen Wechsler. 



Der Zweiblendenkondensor erlaubt es sowohl bei starken 

 wie bei schwachen Objektiven — und bei diesen ohne Einschränkung 

 des Gesichtsfeldes — die Apertur der Beleuchtung in feinster Weise 

 abzustufen. Während das für ein kleines Gesichtsfeld, wie es Ob- 

 jektiven hoher Apertur zukommt, auch beim Abbe sehen Beleuchtungs- 

 apparat möglich ist, versagt dieser für schwächste Objektive ; schaltet 

 man aber den Abbe sehen Kondensor ganz aus, so beraubt man sich 

 der Möglichkeit, die Apertur der Beleuchtung, die nunmehr durch 

 den Durchmesser und Abstand des Spiegels bestimmt wird, weiter 

 zu regeln. Hierfür erweist sich der Zweiblendenkondensor als ebenso 

 brauchbar, wie für die Erreichung höchster Aperturen (bis 1*45) etwa 

 beim Beobachten von Achsenbildern. Eine starke Einschränkung der 

 Beleuchtungsapertur schwacher Objektive ist aber nötig, wenn es sich 

 um die Bestimmung der Lage der Polarisationsrichtungen auf Flächen 

 handelt, die eine starke Änderung der Auslöschrichtung mit der Strahlen- 

 richtung zeigen, sehr erwünscht auch zur Steigerung der Tiefen- 

 schärfe und konstrastreichen Abbildung (wie beim Mikrophotographieren). 



