134 Walsem: Praktische Notizen aus dem mikrosk. Laboratorium. 39,2. 



bzw. auf einer auf das Objekt aufzulegenden Platte angebrachte Linien- 

 systeme verwendet. Zweitens hat man den Kreuztisch bzw. den Objekt- 

 führapparat herangezogen, welcher mittels des jemaligen Standes in den 

 zwei senkrecht zueinander stehenden Richtungen das Wiederauffinden 

 der gewünschten Stelle gestattet. Drittens hat man durch eine ge- 

 eignete, auf das Deckglas anzubringende Markierung die vorliegende 

 Absicht zu erreichen versucht. In letzter Beziehung ist die Um- 

 kreisung der betreffenden Stelle mittels einer Diamantspitze zu einer 

 besonderen Bekanntheit gelangt. Ich habe fast sämtliche Methoden 

 durchgeprüft und mehrere, die dazu besonders geeignet erschienen, 

 zu vervollkommnen versucht. Ich gelangte dabei früher aber niemals 

 zu einer rechten Zufriedenheit. Erst in der letzten Zeit hat sich dies 

 geändert, und habe ich mittels der unten zu beschreibenden Methode 

 folgenden Forderungen in ausgiebigem Maße genügen können : Einfach- 

 heit, Schnelligkeit bei der Markierung sowie bei dem Wiederauffindeu, 

 Feinheit des wiederaufzufindenden histologischen Elements, Verwend- 

 barkeit auch durch andere Forscher und an anderen Mikroskopen. 

 Das Verfahren beruht in erster Linie auf der Markierung. Das neue 

 Prinzip da!bei ist, daß diese Markierung mikroskopisch geschieht. Ich 

 möchte deshalb die Methode als Mikromarkierung bezeichnen. 

 Ihre Anwendung setzt aber zudem den Gebrauch des Kreuztisches 

 voraus. An der dem Mikroskopiker zugewendeten Seite des Präparats 

 wird mittels chinesischer Tusche, Feder und Lineal ein grader, fron- 

 taler Strich gezogen. Dieser Strich dient, um die Mikromarkierung 

 in sich aufzunehmen. Jetzt wird das wiederaufzufindende Element, 

 etwa unter Verwendung des stärksten Trockensystems, in den Mittel- 

 punkt des Gesichtsfeldes gebracht. Nun muß unter Verwendung 

 eines schwachen Objektivs und eines möglichst starken Okulars dieses 

 Element oder wenigstens dessen Stelle wieder eben sichtbar gemacht 

 werden können. Nachdem dies geschehen ist, bringt man die in der 

 Abb. 1 abgebildete Vorrichtung in Anwendung. Diese besteht aus 

 einer kleinen horizontalen Messingplatte mit einer damit verbundenen 

 vertikalen Platte. In dieser letzteren befindet sich eine Schraube, 

 mittels welcher eine gewöhnliche Nähnadel daran befestigt werden 

 kann. Die Ausführung der Mikromarkierung geschieht in folgender 

 Weise. Der Apparat wird auf den Objekttisch gestellt, und zwar 

 derart, daß derselbe auf dem distalen Teil desselben aufliegt, und 

 daß die längeren Seiten der horizontalen Platte von rechts nach links 

 gerichtet sind, und daß die Spitze der Nadel eben die Oberfläche des 

 Deckgläschens berührt und mit dem zu markierenden Punkt zusammen- 



