156 Naumann: Über Mikroprojektion des lebenden Limnoplanktons. 39, 2. 



gestellt wird. Diese Aufstellung soll verschiebbar sein, so daß ein 

 Wechsel zwischen Mikro- und Dia-Projektion leicht stattfinden kann. 

 Als Lichtquelle dient eine Liliputlampe von Leitz auf 5 Amperes. 

 Projektionswand aus großem Zeichenpapier. Abstand zwischen Wand 

 und Apparat etwa 2 bis 3 m. Erforderliche Optik : Obj. 1 und 3 ; 

 Okular 1 und 3. 



Ich erhalte in dieser Weise etwa 2 m in Diameter große und 

 tadellos klare Bilder. Um die richtige Beleuchtung zu treffen, hat 

 man nur die Lampe so weit von der Kondensorlinse des Skioptikons 

 einzustellen, daß eben die abbildbare Fläche im Präparat von dem 

 Lichtbüschel gefüllt wird. Für Objektiv 3 ist aber noch ein Einschieben 

 zwischen Kondensor und Präparat von einer gewöhnlichen plankonvexen 

 Linse (eine „Beleuchtungslinse" der einfacheren Mikrophotoapparate) 

 erforderlich. Ein Arbeiten mit höheren Objektiven ist für unsere Auf- 

 gaben im allgemeinen nicht erforderlich. — Die erforderliche Kühlung 

 wird durch ein elektrisch betriebenes Gebläse erreicht. Die Gebläseluft 

 stürzt dann durch eine gegen die Unterseite des Präparats gerichtete 

 Röhre hervor. — Handelt es sich um sehr feine Strukturen (bzw. um 

 eine höhere Vergrößerung), so arbeite ich nicht mit Auf-, sondern 

 mit Durchprojektion. Ich brauche dann auch nur ein kleineres Pro- 

 jektionsbild. Als Projektionsfläche dient hierbei gutes Pauspapier. 

 Stärkere Objektive sind dann auch gut brauchbar. Das Beleuch- 

 tungssystem des Mikroskops wird hierbei eingeschaltet. 



II. Die prinzipielle Aufstellung des Projektionsmaterials. 



Im allgemeinen brauche ich bei der Projektion Kammermaterial. 

 Von derartigen Kammern kommen hier drei verschiedene Größen in 

 Betracht: die 1 ccm-Kammer nach Kolkwitz, die TnoMA-Kammer 

 und endlich eine von mir konstruierte Spezialkammer von dem all- 

 gemeinen Aussehen des Kolkwitz sehen Typus, aber von einer Höhe 

 von nur 0"5 mm. Die letztgenannte Kammer wurde zuerst auf meine 

 Anregung von der Firma H. Friedinger in Luzern hergestellt. Eine 

 Reihe derartiger Spezialkammern von immer abnehmender Tiefe sind 

 für Projektionszwecke überhaupt sehr wertvoll. 



Das Manövrieren mit der Thoma- Kammer auf dem Mikroskoptisch 

 macht keine Schwierigkeiten. Für die anderen Kammertypen ist es 

 indessen hierbei erforderlich, dieselben in Spezialhülsen einzustecken. 

 Die Bauart der von mir vor einigen Jahren eingeführten Kammer- 



