39, y. Köhler: Optische Emrichtung des Projektionsmikroskopa. 229 



Der Abstand x^ des aplanatisehen Objektpimkts — oder des 

 Brennpunkts des ganzen Mikroskops — von dem Brennpunkt des 

 Objektivs ist — immer auf Luft reduziert — 



•'^1 = - ^ (2) 



oder 



Dieses Zwischenbild wird nun durch das Okular betrachtet, das in 

 bezug auf die Vergrößerung — wenn auch nicht in anderer Be- 

 ziehung — wie eine Lupe wirkt. Die Lupenvergrößerung F^ des 

 Okulars ist, wenn dessen Brennweite f^ ist, 



V.-'f- .4) 



/ 2 



Sie dient , neuerdings zur Bezeichnung der Zeiss sehen Mikroskop- 

 okulare. Die Gesamtvergrößerung des Mikroskops V ist 



Daraus ergibt sich, wenn wir schreiben 



250 



A 



und das ganze Mikroskop als ein nach Art einer Lupe wirkendes 

 Instrument ansehen, dessen Brennweite f zu 



/•= - ^^ (7) 



also eine negative Brennweite, im Gegensatz zur positiven einer ge- 

 wöhnlichen Lupe. 



Bei den Objektiven konnten diese neuen Bezeichnungen ohne 

 wesentliche Änderungen eingeführt werden, nur bei einigen Systemen 

 mußten die Brennweiten um einen kleinen Betrag größer oder kleiner 

 gewählt werden, um bequeme Werte der Einzelvergrößerung zu er- 

 zielen. Die im folgenden angegebenen Rechnungsmethoden geben 

 daher auch für die meisten der älteren Mikroskopobjektive noch an- 

 nähernd richtige Ergebnisse. 



Anders verhält es sich bei den Okularen. Außer den allgemeinen 

 Anforderungen, die hinsichtlich der Verbesserung der in Frage kom- 

 menden Bildfehler zu stellen waren, mußten gleichzeitig noch die 

 folgenden Bedingungen erlullt werden. 



