:i9,'6. Kühler: Optische Einrichtung des Projektionsmikroskops. 233 



Objektivs, die bei gleicher Apertur und gleicher Bauart einfach der 

 Brennweite proportional gesetzt werden können: er wächst mit dem 

 Ausdruck 



^^ 



ohne daß nun beliauptet werden soll, er sei ihm einfach proportional. 

 Nach Gleichung (11) ist aber dieser Ausdruck 



X, ^ X 1 1 , . 



und wir sehen, daß sich die sphärische Korrektion um so mehr ver- 

 schlechtern wird — bei gleicher Bauart und Apertur des Systems, 

 und gleicher Vergrößerung N der Aufnahme, je kleiner die Einzel- 

 vergrößerung des Objektivs ist. Da bei den Apochromaten die Einzel- 

 vergrößerung im Verhältnis zur Apertur in der Regel klein ist, so leidet 

 gerade bei ihnen die Bildgüte am meisten, wenn sie auf diese Weise 

 benutzt werden. Man soUte nach Möglichkeit von diesem Verfahren 

 absehen, da als einziger Vorteil meistens nur der etwas geringere 

 Lichtverlust angeführt werden kann, der auf das Fehlen des Okulyrs 

 zurückzuführen ist. Er beträgt aber nur wenige Prozente, die weder 

 bei der Bemessung der Expositionszeit noch bei der Beobachtung des 

 Bildes irgendwie von Bedeutung sind. 



II. Das zusammengesetzte Projektionsmikroskop. 



1) Auch ohne irgendwelche Veränderung seiner Zusammen- 

 setzung kann das Mikroskop als Projektionsraikroskop dienen. Es 

 bedarf nur einer unter Umständen sehr geringfügigen Änderung der 

 Einstellung. Soll eine Vergrößerung N auf dem Schirm erreicht 

 werden , so muß die optische Kameralänge a?*, wenn f die Brenn- 

 weite des Mikroskops ist, sein 



£* = — f-N. (13) 



Damit das Bild in diesem Abstand entsteht, muß der Tubus 

 um eine Strecke x gehoben werden, die den Brennpunktabstand 

 des Objekts bei der Vergrößerung N darstellt und sich auf Luft 

 reduziert berechnet zu 



.r = ^. (14) 



