3ft, M. Köhler: Optiscbtt Einrichtung des Projeiitionsuiikrosiiups. 237 



Voraussetzung- ist allerdings, daß die benutzten Okulare alle so ab- 

 geglichen sind, daß ihre unteren Brennpunkte wirklich, bis auf prak- 

 tisch belanglose Unterschiede, in dem gleichen Abstand von der Auf- 

 lagefliiche liegen, bis zu der sie in den Tubus eingeführt werden. 

 Anderenfalls muß noch dieser Unterschied für jedes Okular ermittelt 

 und ebenfalls bei der Wahl des Tubusauszugs berücksichtigt werden. 

 Die Brennweite des Gesamtmikroskops ist bei diesem Verfahren 

 etwas kleiner als die Gleichung (15) ergibt, denn der Tubus wird 

 um die Strecke x,„ verlängert und dadurch wird auch A um dieselbe 

 Strecke vergrößert. Bei subjektiver Beobachtung wären daher Ny 

 und V etwas größer, als den angegebenen Normalwerten entspricht. 



b) Okulare nach Huygens scher Bauart, bei denen eine Blende 

 zwischen den Linsen liegt, auf der ein reelles Zwischenbild zustande 

 kommt, das aber nicht mit dem bisher mehrfach erwähnten verwechselt 

 werden darf, bieten noch eine zweite Möglichkeit, das gleiche Ziel 

 zu erreichen. Sie werden zum Teil — als Mikrometerokulare oder 

 dergleichen — in einer Fassung geliefert, bei der die Augenlinse für ver- 

 schiedene Beobachter auf die Blende, die Mikrometerteilung oder das 

 Strichkreuz eingestellt werden kann, und nun erst wird das Mikroskop 

 auf das Objekt eingestellt, so daß djinn beides gleichzeitig scharf 

 gesehen wird. Es ist natürlich auch möglich, die verschiebbare 

 Augenlinse so einzustellen, daß sie beides auf der Einstellsoheibe der 

 Kamera scharf oder den Rand der Okularblende farblos — Neuhauss, 

 diese Zeitschr. Bd. 5, 1888, S. 328 — abbildet. Wir werden später, 

 bei dem Projektionsokular, auf diese Anordnung zurückkommen, für 

 das gewöhnliche Okular hat sie keine praktische Bedeutung. 



c) Ebenso hat mehr theoretisches als praktisches Interesse ein 

 Vorschlag von H. W. Vogel. Danach wird dicht hinter dem Okular 

 des Mikroskops, bei normaler Einstellung, eine Kamera mit photo- 

 graphischem Objektiv eingeschaltet, das vorher auf diejenige Ent- 

 fernung eingestellt ist, in welcher das virtuelle Bild des Mikroskops 

 liegt; nach unseren Voraussetzungen also auf Unendlich. 



Es ändert sich hierbei der Strahlengang und die Einstellung 

 des Mikroskops gar nicht, und das photographische Objektiv ^'wd in 

 der Tat nur mit einem so kleinen Ötfnungsverhältnis beansprucht, 

 daß sein Anteil an der Abbildung als fehlerfrei gelten kann. Denn 

 bei richtiger Anordnung fällt die Austrittspupille des Mikroskops, 

 der RAMSDENSche oder Augenkreis, in die Hlendenebene des Kamera- 

 objektivs, und der Durchmesser des Augenkreises, der stets nur 

 wenige Millimeter, oft nur Bruchteile davon, beträgt, bestimmt an 



