242 Köhler; Optische Einrichtung des Projektionsmikroskops. 39,3. 



längere Auszüge benutzen. Denn die vollkommenere geometrische 

 Strahlenvereinigung bringt dann keinen greifbaren Nutzen mehr. 



Gewöhnliche Okulare zu verwenden, hat man nicht selten be- 

 anstandet : die vorstehenden Darlegungen sollen diese Einwände auf 

 das richtige Maß zurückführen. 



Während die bisher besprochenen Hilfsmittel alle solche sind, 

 die ursprünglich nicht für das Projektionsmikroskop, sondern für das 

 gewöhnliche Mikroskop bestimmt waren, sind die nun noch anzu- 

 führenden Systeme solche , die ausschließlich für das Projektions- 

 mikroskop bestimmt und zum Teil für subjektive Beobachtung voll- 

 kommen unbrauchbar sind. An erster Stelle ist zu nennen 



III. Das Projektionsokular. 



Dieses von Abbe für die Apochromate eingeführte System trägt 

 seinen Namen eigentlich zu Unrecht ; er läßt sich nur durch eine 

 äußerliche Ähnlichkeit, die auf der Art der Fassung beruht, recht- 

 fertigen. Seinem Wesen nach ist das sogen. Projektionsokular ein 

 schwaches, zweites Objektiv, das dazu dient, das vom ersten Objektiv, 

 dem Mikroskopobjektiv, entworfene Zwischenbild auf den Schirm 

 oder die Mattscheibe weiter abzubilden. Zu diesem Zweck bedarf es 

 allerdings eines Kollektivs, und dieses und die zur Sehfeldbegrenzung 

 dienende Blende bedingen die oktilarartige Fassung. Man kann es 

 sich am einfachsten dadurch entstanden denken, daß bei einem 

 schwachen Okular nach Art der unter II 2 b beschriebenen ein 

 sphärisch und chromatisch gut korrigiertes Objektiv von passender 

 Brennweite an die Stelle der Augenlinse tritt. Die einfache Ver- 

 schiebung der Augenlinse wird durch eine vollkommene Einrichtung 

 — einen Schneckengang — ersetzt, die mit einer Teilung und einem 

 Zeigerstrich verbunden ist. Diese ermöglicht, ein für allemal die für 

 bestimmte Kameralängen ermittelte Einstellung des zweiten Objektivs 

 jederzeit wiederzufinden. 



Das System wird in der Weise gebraucht, daß zunächst der 

 Rand der Okularblende durch Drehen des Okularkopfs auf die Matt- 

 scheibe oder den Schirm scharf eingestellt wird. Ist dies geschehen, 

 so erfolgt dann die Einstellung des Objekts mittels der groben und 

 feinen Einstellung des Mikroskops^ wie gewöhnlich. 



Über eine Hilfseinrichtung — ein Bandmaß — , das die Ein- 

 stellung auf die Mattscheibe erleichtern soll, siehe diese Zeitschr. 



