39,3. Köhler: Optische Einrichtung des Projektionsmikroskops. 243 



Bd. 18, 1901, S. 273. Über eine Mikrometereinrichtung, das PLAGGESche 

 Meßoknlar, vgl. Veröffentlichungen aus dem Gebiete des Militärsanitäts- 

 wesens, Heft 12. 



Wie ein Okular bewirkt dieses System eine Verkürzung der 

 Gesamtbrennweite gegenüber der des Objektivs. Nach Gleichung (7) 

 ist der Faktor fJi^-, wenn wir mit f^ die Brennweite des Projektions- 

 okulars bezeichnen. Bei den Projektionsokularen, die Abbe konstruiert 



4. 



hat, ist dieser Faktor ^i^ und ^/^. Es ist der Kehrwert derjenigen 

 Größe, die Abbe als die Übervergrößerung des Okulars bezeichnet. 

 Mit diesem Kehrwert, also 2 oder 4, hat er auch die Projektions- 

 okulare bezeichnet. 



Aus zwei Gründen liefert jedoch die Berechnung der Gesamt- 

 brennweite f mit Hilfe dieses Faktors /"a/A nur angenähert richtige 

 Werte. Erstens ändert sich mit der Veränderung des Abstands 

 zwischen Objektivlinse und Kollektivlinse des Projektionsokulars dessen 

 Brennweite merklich. Zweitens aber kann man bei dem Gebrauch 

 nicht mit einer konstanten optischen Tubuslänge rechnen. Dafür 



16* 



