256 Boegehold-Köhler: DasHoiual, das mikrophotogr. Bilder ebnet. 39,3. 



Kameralänge gilt also die einfache Regel : 20 mm mit der verlangten 

 Vergrößerung multiplizieren, und durch die Einzelvergrößerung des 

 benutzten Objektivs dividieren. 



Eine 120 fache Vergrößerung mit dem Apochromaten 10 (0'30) ver- 

 langt also nach Gl. (3) eine „optische Kameralänge" — " = 240 mm, 



1 9A , OA 



mit dem Achromaten 8 (0*20) aber -^--^ — = .300 mm. 



o 



Man braucht somit zur Berechnung nur Werte zu benutzen, die 

 auf die P^assungen des Homals und des Objektivs aufgraviert sind. 



Da der. obere Brennpunkt des zusammengesetzten Systems etwa 

 3 bis 4 cm unter dem oberen Rande der Homalfassung liegt, so findet 

 man den Abstand der Mattscheibe von diesem Fassungsrand, indem 

 man von x* im Mittel rund 35 mm abzieht. Für die annähernde 

 Bestimmung genügt diese Berechnung. Will man ganz genaue Werte 

 haben, so muß man allerdings die erzielte Vergrößerung mittels des 

 Objektmikrometers nachmessen oder, ebenfalls unter Benutzung dieses 

 Messinstruments, die Stellung der Kamera versuchsweise so lange 

 ändern, bis mau die verlangte Vergrößerung ganz genau erzielt hat. 

 Jedenfalls gibt aber dann die Berechnung einen ersten Anhalt und 

 erspart eine Reihe von Vorversuchen. Man kann auch aus der Ab- 

 weichung der tatsächlich gemessenen Vergrößerung von dem Soll- 

 wert diejenige Verschiebung der Kamera mit großer Annäherung be- 

 rechnen, die zu dem verlangten Wert führt. Hätte man z. B. statt 

 der 120 fachen Vergrößerung eine 116 fache gefunden, also die Ver- 

 größeruugszahl um 4 zu klein, so muß man die Mattscheibe um das 

 vierfache der nach Gl. (2) berechneten Brennweite des Gesamtsystems, 



4-20 

 — bei dem Objektiv 10 (0"30) — um — ttt— = 8 mm oder um 



= 10 mm — bei dem Objektiv 8 (0*20) — von dem Mikroskop 



entfernen, um die 120 fache Vergrößerung zu erreichen. Man hat 

 also mit anderen Woo-ten die Brennweite des Homals, 20 mm. mit 

 demjenigen Betrag, um welchen die Vergrößerung noch fehlerhaft ist, 

 zu multiplizieren, und durch die Einzelvergrößerung des Objektivs zu 

 dividieren: das Ergebnis liefert dann den Betrag, um den man die 

 Mattscheibe zu verschieben hat, und zwar vom Mikroskop weg, wenn 

 die Vergrößerung kleiner war als der Sollwert, und nach dem Mikro- 

 skop zu, wenn sie größer war. 



Über die Größe des Sehfeldes gibt annähernden Aufschluß die 

 Sehfeldzahl. Sie beträgt bei Homal I z.B. etwa 9 mm, bei 



1 



