260 Boegehold-Kühler: DasHoiual, das mikropbotogr. Bilder ebnet. 39,3. 



zusammengestellt. Hier mögen die beigehefteten Tafeln die Leistung 

 der neuen Linsen zeigen. Abb. 1 Taf. II zeigt bei llOfacher Ver- 

 größerung einen Schnitt durch die Milz bei akuter Leukämie. Auf- 

 genommen ist das Bild mit dem Apochromaten 10 (0*30) sowie dem 

 Homal I. Der vignettierte Rand zeigt die natürliche Grenze des 

 Sehfeldes, die durch den Linsendurchmesser desHomals bestimmt wird. 

 Eine scharfe Begrenzung, wie bei den Okularen, kann hier nicht auf- 

 treten, denn ein reelles Zwischenbild, an dessen Ort eine körperliche 

 Blende angebracht werden könnte, kommt ja hier, wie Abb. 1 a zeigt, 

 nicht zustande. Zum Vergleiche ist dasselbe Objekt bei gleicher 

 Beleuchtung und mit ähnlicher Vergrößerung, aber sonst unter gleichen 

 Bedingungen, in Abb. 2 Taf. II mit einem Kompensationsokular 15 X 

 (neuer Bezeichnung) aufgenommen. Den Einfluß der Bildfeldkrümmung 

 zeigt dieses Objekt besonders augenfällig : während die Kerne in der 

 Mitte des Sehfeldes, entsprechend der scharfen Einstellung, als dunkle 

 Kreise abgebildet werden , erscheinen sie nach dem Rande zu als 

 helle Punkte, wo infolge der Wölbung des Sehfeldes, „hohe Eitistellung" 

 vorliegt. Weiter möge zum Vergleich Abb. 3 Taf. II dienen, die 

 wiederum das gleiche Objekt unter gleichen Umständen mit einem 

 neueren, nach Angabe des Urhebers besonders auf Ebnung des Seh- 

 feldes berechneten Okular von ähnlicher Brennweite darstellt. 



Tafel III zeigt Aufnahmen eines Ausstriches von Taubenblut mit 

 Bacterium avicidum. Sie sind mit dem Apochromaten 60 (1'40) für 

 homogene Immersion angefertigt. Abb. 1 ist mit einer Probeausführung 

 des Ilomals IV hergestellt, die noch nicht die richtige Brennweite 

 von — 20 mm hatte. Die beiden anderen Aufnahmen sind mit den- 

 selben Okularen aufgenommen , wie die entsprechenden Aufnahmen 

 der Tafel IL Wenn auch bei diesem besonders ungünstigen Objektiv 

 die Ebnung des Sehfeldes durch das Homal nicht vollkommen er- 

 reicht ist, so zeigen die Aufnahmen doch — besonders auf der linken 

 Seite — deutlich die größere Ausdehnung der Bildschärfe. Es ist 

 noch zu beachten, daß bei der Aufnahme Abb. 2 eine Spur tiefer 

 eingestellt war, als bei den beiden anderen Aufnahmen. Die Bilder 

 der Blutkörperchen lassen den sehr geringen Unterschied nicht er- 

 kennen, an den sehr kleinen Bakterien aber ist er bei genauer Beob- 

 achtung nachweisbar. 



Als Hilfsmittel für die Mikroprojektion sind die Homale zlunächst 

 nicht gedacht. Die starke Vergrößerung, die sie schon bei kurzem 

 Bildabstand liefern und die für den mikrophotographischen Apparat 

 •nicht unwillkommen ist, wird bei dem Projektionsapparat in der Regel 



