Band 39. Heft 4. 



[Aus der Dermatologischen Klinik der Universität Leipzig. Direktor: 



Prof. Dr. Rille.] 



Über Miki-okinematographie und Mikromoment- 



Photographie. 



Von 

 Privatdoz. Dr. med. et phil. F. W. Oelze, 



Assistent. 



Hierzu sieben Textabbildungen. 



Für die Herstellung von Mikrokinematogrammen sind Stative 

 verschiedener Art angegeben worden. Es schien mir aber doch ein 

 Bedürfnis nach einer Vorrichtung zu bestehen, welche bei möglichster 

 Einfachheit der Konstruktion ein bequemes Arbeiten im wesentlichen 

 für eine Person gestattete, ohne daß besonders viel Raum für die 

 Apparatur beansprucht wurde. Nachdem eine Ausführung mit Holz- 

 tischen, bei welcher jeder einzelne Apparat zur Erreichung der Er- 

 schütterungsfreiheit seinen eigenen Tisch hatte, sich als nicht zweck- 

 mäßig erwies, wurde eine Metallkonstruktion gewählt. Die Ausführung 

 übernahm die Optische Anstalt C. P. Goerz, A. G., Abtlg. Scheinwerfer- 

 bau, Leipzig-Leutzsch. Der Aufnahmeapparat wurde auf einen Metall- 

 tisch mit der Stirnseite senkrecht nach unten montiert. Durch eine 

 Schraubvorrichtung, welche den Apparat gegen Filzstücke preßt, wurde 

 er erschütterungsfrei befestigt. Auf dem Tisch fand ferner der Motor 

 zum Antrieb des kinematographischen Werkes seinen Platz. Die über- 

 tragende Welle wurde mit zwei Kardangelenken versehen. Der Tisch 

 ruht auf einer vergleichsweise sehr dicken Mannesmaun- Säule, die 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. 39, 4. 19 



