50 Köhler: Doppelbrechung und Interferenz mittels des Mikroskops. 38, 1. 



Hauptsache wenigstens mit hinreichender Annäherung nach den Regeln 

 der geometrischen Optik bestimmt werden kann. Aber es wurde 

 schon oben erwähnt, daß man bei sorgfältiger Beobachtung und aus- 

 reichender Vergrößerung des Hilfsmikroskops wahrnehmen kann, daß 

 die Spaltbilder auch bei den von mir benutzten Spaltungsstückcheu 

 nicht alle und nicht überall so scharf begrenzt sind , wie es etwa 

 das Spaltbild I ist. Sie sind verwaschen, verbreitert und von Beu- 

 gungsfransen begleitet. Je dünner die Plättchen werden, desto mehr 

 müssen sich diese Spaltbilder zu Fraunhofer sehen Beugungsspektren 

 ausbreiten, die einen immer größeren Teil der Objektivöffmmg bean- 

 spruchen. Die Lichtverteilung in der Einstellebene E des Mikroskops 

 wäre dann nicht aus der Interferenz der Strahlen zu ermitteln , die 

 von zwei scharf begrenzten, gleichen „Lichtquellen" 8 und <§* aus- 

 gehen, sondern sie wäre mit Hilfe dieses „virtuellen Beugungsspektrums" 

 auf dem Wege festzustellen, auf dem die Abbe sehe Theorie überhaupt 

 zu dem „Abbild" einer beugenden, beleuchteten Struktur gelangt. 



Ich halte es übrigens für möglich , daß die beschriebenen Er- 

 scheinungen in der Austrittspupille des Objektivs nicht nur zur Demon- 

 stration der Doppelbrechung dienen, sondern auch die Grundlage für 

 quantitative Messungen bilden können, wenn der Breclmngsexponent 

 des Einschlußmittels und die Lage der Fläche, an der die Brechung 

 stattfindet, bekannt sind. Falls reflektierte Spaltbilder auftreten und 

 die Richtung des einfallenden Lichtes bekannt ist, können diese 

 Reflexbilder dazu dienen , die Lage der brechenden Flächen zu 

 bestimmen. Man hätte nur mittels eines Okularmikrometers z. B. die 

 Lage der Spaltbilder in der Austrittspupille zu messen und die linearen 

 Ausmaße nach der eingangs mitgeteilten Gleichung in Winkelfunktionen 

 umzurechnen. Das oben erwähnte Apertometerobjektiv wäre für solche 

 Messungen besonders geeignet, weil es eine der Einstellebene konju- 

 gierte Blende besitzt. Diese Blende ermöglicht, die Wirkung störender 

 Flächen auszuschalten, wenn die untersuchten Objekte hinreichend 

 groß sind und die Brennweite des Objektivs genügend kurz ist. 



[Eingegangen am 17. Dezember 1920.] 



