38, 1. Blochmann: Neue Hilfsmittel beim Herstell, v. Paraffinschnitten. 53 



Bei den Versuchen, die ich anstellte, gewährte mir Herr Kollege 

 Paschen vielfach Rat und Hilfe, wofür ich ihm aucli au dieser Stelle 

 meinen besten Dank sage. Auch den Herren Prof. Beurlen und 

 Dr. Herrmann bin ich zu großem Danke verpflichtet. Sie stellten 

 mir die Induktionsapparate des hiesigen Gymnasiums bzw. der Ober- 

 realscliule zu den Versuchen freundlichst zur Verfügimg. 



Ich verwende einen mit vier Akkumulatoren^ betriebenen Induk- 

 tionsapparat, der eine Funkenlänge von etwa 5 cm ergibt und ließ 

 unter Einschaltung einer Leydener Flasche die 

 Funkenstrecke in einer Entfernung von ungefähr 

 l — 1-5 cm von der Stelle des Messers laufen, an 

 der der Schnitt sich bildet. Dadurch werden die 

 Schnitte infolge der Ionisierung der Luft sofort 

 vollkommen unelektrisch und das Schnittbancl läuft 

 ohne alle Schwierigkeit in beliebiger Länge ab. 



Ein recht beweisender Versuch für die Wir- 

 kung des Funkens ist der, daß man mit dem 

 Schneiden beginnt, ohne den Funken zu benutzen. 

 Es treten alsbald die angegebenen Schwierigkeiten 

 auf, so daß sich kein ordentliches Band, bildet. 

 Nun schaltet man den Funken ein und sofort läuft 

 ein tadelloses Band ab. Ich habe bei zahlreichen, 

 auch schwierigen Objekten stets dasselbe sehr 

 günstige Ergebnis gehabt. So ließen sich durch 

 die Schnauze eines Fuchsembryo (Größe des Blok- 

 kes 25:18 mm) bei einer Schnittdicke von 15 /t 

 tadellose Bänder (Querschnitte) herstellen. 



Zur technischen Ausführung darf ich folgen- 1. 



des sagen. Die Elektroden für die Funkenstrecke 

 bestehen aus Aluminium- (Zink-) Draht von etwa 2 mm Dicke. Sie 

 sind mit Korken in einem Glasgefäß befestigt (Abb. 1), so daß man 

 ihre unteren Enden leicht in die nötige Entfernung von einander bringen 

 kann, um ein leichtes und ununterbrochenes Übergehen des Funkens 

 zu ermöglichen. An das obere Ende dieser Drähte werden die von 

 der Leydener Flasche kommenden Zuleitungsdrähte durch Klemm- 

 schrauben befestigt. Über das mittlere Rohr des Glases wird ein 



^) Ich benutze dazu vier Elemente der im Sockelgeschoß aufgestellten 

 dem Betriebe des Projektionsapparates dienenden Akkumulatorenbatterie. 

 So ist der Apparat stets betriebsfertig, ohne daß besondere Kosten ent- 

 stellen. 



