54 Blochmann: Neue Hilfsmittel beim Herstell v. Paraffinschnitten, 38,1. 



Kaiitschukclilaiicb geschoben und mit einer Wasserluftpumpe ver- 

 bunden. Den unteren Teil des Glases habe ich mit dickem Stanniol 

 umgeben, um das Auge gegen das Licht des Funkens zu schützen. 

 Man wird bei endgültiger Ausführung am besten möglichst dunkel- 

 braunes Glas nehmen und wird die Elektroden mit Hilfe eines Kugel- 

 gelenkes oder eines einfachen Gelenkes befestigen. 



Dieser Apparat läßt sich nun sowohl bei dem MmoTSchen, al& 

 auch bei einem Schlittenmikrotom anwenden. Er muß in etwas ver- 

 schiedener Weise angebracht werden. Für das MiNOTSche Mikrotom 

 klemmt man ihn in der Klammer eines Filtriergestelles oder einer 

 ähnlichen Einrichtung fest und stellt ihn so auf, daß seine untere 

 Öffnung mit der Funkenstrecke in einer Entfernung von etwa 1 cm 

 von dem Messer und parallel mit dessen Fläche sich befindet. Die 

 Enden der Elektroden stehen etwa 1 cm tiefer als die Messer- 

 schneide. Auf diese Weise ist der sich bildende Schnitt sofort und 

 so lange der Wirkung des Funkens ausgesetzt, bis der folgende 

 Schnitt ihn weiterschiebt. Um ein ungestörtes Ablaufen und Abnehmen 

 des Schnittbandes zu erzielen, empfiehlt es sich, zwischen die bei 

 den Messerträger des Mikrotoms einen schief absteigenden Glanzkar- 

 ton oder einen mit Glanzpapier überzogenen Pappdeckel zu stellen. 

 Schaltet man nun zum Schneiden den Funken ein, so läuft das 

 Schnittband ganz glatt auf diesen Karton ab und kann, nachdem es 

 vom Messer gelöst, ist leicht auf eine beliebige Unterlage übertragen 

 werden. Natürlich ist dabei, wie für jedes Schneiden Voraussetzung: 

 Gute Einbettung, richtige Temperatur des Zimmers im Verhältnis zu 

 dem Erstarrungspunkt des Paraffins , richtig gewählte Schnittdicke, 

 richtige Messerstellung. Man Avird leicht, auch von schwierigeren 

 Objekten , etwa 40 Schnitte in der Minute erhalten können. Ich 

 pflege in der Regel nach 24 — 36 Schnitten das Band abzunehmen. 



Es empfiehlt sich, während des Schneidens die Wasserluftpumpe 

 so laufen zu lassen, daß ein langsamer Luftstrom durch die Glas- 

 hülle der Elektroden durchgesogen wird. Man vermeidet dadurcli 

 von dem durch die Wirkung des Funkens entstehenden NO^ belästigt 

 zu werden, das sich bald durch den Geruch bemerklich machte 

 Man kann sich dagegen natürlich auch in anderer W>ise schützen. 



Bei einem Schlittenmikrotom muß man etwas anders verfahren. 

 Man darf hier die Glasröhre mit der Funkenstrecke nicht fest auf- 



^) Vergleiche dazu: Rku.sch, W., Gasvergiftung im Rüntgenzimraer 

 und ihre Verhütung (Münclien. med. Wochenschr. Jahrg. G4, Bd. 1, 1917, 

 S. 445). 



