62 Walsem: Praktische Notizen a. cL mikroskopisch. Laboratorium, 38, 1- 



Praktische Notizen aus dem mikroskopischen 



Laboratorium. 



I. Über den Gebrauch der Zentrifuge sowie über eine Hand- 

 zentrifuge. II. Der WasserstraUbrecher. III. Microscopista 



dioptropborus. 



Von 

 C. Gr. van W.ilsem 



in Haarlem, Holland. 



Hierzu vier Textabbildungen. 



I. Der Gebrauch der Zentrifuge in dem mikroskopischen Labo- 

 ratorium ist ein ausgedehnterer, als aus dem Namen hergeleitet 

 werden könnte. In früheren Arbeiten (diese Zeitschr. Bd. 31, S. 310 

 bis 337; Die morphologische Blutuntersuchung am Krankenbett, Leipzig 

 [S. Hirzel] 1917) habe ich auf die Bedeutung des langsamen Zentri- 

 fugierens für eine regelmäßige Verteilung der Blutkörperchen auf 

 dem Objektträger hingewiesen. Auch bei dem Studium anderer, in 

 Flüssigkeiten verteilten Zellen hat dies seine Berechtigung. Eine 

 anderweitige Verwendung liegt in dem Gebrauch zum schnellen Trock- 

 nen der Präparate. Zu diesem Zwecke habe ich den früher abge- 

 bildeten Behälter für die Objektträger derart modifiziert, daß die an 

 den beiden Enden des Behälters sich befindenden Bedeckungen, welche 

 für das Eintrocknen des Blutes in geeignetem Tempo so wichtig sind, 

 hier fortgelassen worden sind. Auch hier ist die schnelle Zentrifiigierung 

 zwecklos. Die Einrichtung, welche sich mir für die lyonstruktion einer 

 kleinen Handzentrifuge bewährt hat, ergibt sich aus der Abb. 1. 

 Dadurch ist es möglich, die hier genannten Zentrifugierungen nötigen- 

 falls auch außerhalb des Laboratoriums, etwa direkt am Krankenbett, 

 vorzunehmen. Der Apparat wird mit der linken Hand gehalten, 

 während die rechte Hand das große Rad in Bewegung setzt. Dieses 

 Rad überträgt an seiner Peripherie mittels harter Reibung seine Be- 

 wegung auf ein kleines Rad, das senkrecht zu dem großen Rad steht 

 und dessen Achse die eigentliche Zentrifugierachse ist. Der Apparat 



