38,2. Mayer: Aus optischen und mechanischen Werkstätten XII. 115 



wenn er in einer großen , flachen Schale liegt , noch mit der Lupe 

 heran kann. Die Schraube c im Fuße dient zur feineren Einstellung 

 während des Zergliederns oder Beobachtens und bietet dazu den 

 ausgiebigen Spielraum von fast 2 cm ; jedoch bringt man, falls nicht 

 etwa eine große Schale nötig wird, die Lupe besser auf die entgegen- 

 gesetzte Seite, also senkrecht über die Fußschraube, so daß man diese 

 näher zur Hand hat als bei der Stellung wie in Abb. 1. Lockert man 

 die andere Schraube (unten am Sockel) , so kann man den Lupen- 



1. 



Lupenständer L II, mit Präparierlupe. {^U Q*t. Größe. 



träger zur Seite drehen und den Gegenstand mit bloßem Auge be- 

 trachten, ohne daß sich die Einstellung der Lupe ändert. 



Schwache Doppellupen. Durch Prismen' wird beiden 

 Augen ein Bild des Gegenstandes zugeführt ; je nach der Stärke der 

 Linsen, die man auf die Prismen setzt, beträgt die Vergrößerung 3, 

 2V2, 2, 1 und ^Z^, wobei der Gegenstand 5, 7, 9, 22 und 30 cm 

 vom Unterrande der Doppellupe entfernt bleibt, so daß auch bei der 



^) Über den Strahlengang in den Prismen und zu den Augen siehe 

 M. V. Rohr, Die binokularen Instrumente. 2. Aufl. Berlin 1920. S. 223. 



8* 



