122 Mayer: Aus optischen und mechanischen Werkstätten XII.. 38,2. 



Dinge von 100 bis zu 10 cm schwankt, und für die Beobachtungen 

 im Freien wohl lediglich die beiden schwächsten (1 und 3) taugen. 

 Als Ständer reicht der oben erwähnte trotz dem Gewichte des 

 Doppelrohrs nebst beiden Linsen in vielen Fällen aus — das Rohr wird 

 daran durch ein kurzes Zwischenstück befestigt — , aber wir müssen 

 ihn so vor uns hinstellen, daß die Fußschraube uns zugekehrt ist, dann 

 kippt er nicht um. Noch besser eignet sich, da er viel höher und be- 

 quemer eingerichtet ist, allerdings erheblich mehr kostet, der Große 

 Ständer; er gestattet namentlich die Neigung des Fernrohres , so 

 daß man nicht nur genau von oben hinein zu schauen braucht. 

 Jedoch würde ich empfehlen, auch ihn nicht* so zu stellen, wie im 

 Bilde gezeichnet ist, sondern wie beim kleinen, die Fußschraube nach 

 vorn gekehrt. Der wagerechten Arme — ■ sie sind s^ehr lang — gibt es 

 zwei : den einen mit Zahn und Trieb (s. Abb. 4), den anderen ohne 

 diese ; im letzten Falle nutzt man zur feinen Einstellung den Mittel- 

 trieb des Fernrohrs, zur ganz feinen die Fußschraube des Ständers 

 aus. An beiderlei Armen kann ferner die einäugige Fernrohrlupe 

 angebracht werden , doch ziehe ich hierfür den leichten, handlichen 

 Kleinen Ständer (Abb. 1 u. 3) vor, wenn nicht etwa eine Vorsatzlinse 

 gebraucht werden muß, für die er zu niedrig wäre. 



Sämtliche Fernrohrlupen können mit einem G 1 ü h 1 ä m p c h e n 

 zur Beleuchtung des Gegenstandes versehen werden (Abb. 5). Den 

 Strom dazu entnimmt man einer kleinen Batterie oder unter Vor- 

 schaltung eines Widerstandes der gewöhnlichen Lichtleitung. 



Jena, im Dezember 1920. 



[Eingegangen am 4. Januar 1921.] 



