38,2. Bödecker: Maschinen zur Herstellung von SchlitFen. k;;^ 



bei ausreichender Wasserzufuhr braucht die Maschine also keine Auf- 

 sicht. Sobald man hört, daß die Präparate nicht mehr geschliffen 

 werden, wird festgestellt, ob alle Präparate in ihrer ganzen Fläche an- 

 geschliffen sind. Ist dies nicht der Fall, so muß der Mikrometer ent- 

 sprechend eingestellt und das Schleifen fortgesetzt werden. In der 

 ersten Zeit hatte ich viel Mühe mit den Schleifsteinen, die sehr bald 

 stumpf wurden. Durch Einkratzen ganz feiner von der Mitte des 

 Steines ausstrahlender Rillen und Zuführen geschlämmten Schmirgels 

 während der Arbeit gelang es mir indessen bald, ein sclinelles Schleifen 

 zu gewährleisten und den Stein aiitomatisch immer wieder anzuschärfen. 

 Allerdings muß der Schmirgel sehr gleichmäßig feinkörnig sein, sonst 

 zersplittern die Präparate, oder es entstehen durch grobe Körner tiefe 

 Rinnen auf den Präparaten, die nur durch längeres Nachschleifen 

 mit dem sauber gewaschenen Stein ausgeglichen werden können. 

 Da der Balsam die Poren des Steines allmählich füllt, ist es auch 

 hin und wieder notwendig, die Scheiben mit Wasser und Bürste zu 

 reinigen , zu trocknen , mit Alkohol und schließlich mit Xylol ab- 

 zureiben. 



Auf den grobkörnigen folgt ein feinkörniger Karborundstein, der 

 alle entstandenen Riefen fortschleift. Zum Polieren verwendet man 

 einen Arkansas- oder India-Ölstein, die beide ziemlich kostspielig 

 sind, da sie die Größe der Maschine haben müssen. Ich verwandte 

 den Arkansasstein, und zwar nicht mit Wasser, sondern mit Paraffin - 

 ÜI, Da das Ol die sich entwickelnde Wärme aber nicht so schnell 

 aufnimmt wie kaltes Wasser, so darf die Maschine höchstens eine 

 Minute lang laufen, sonst lockern sich die Präparate. Dieser Zeit- 

 raum dürfte aber auch in den meisten Fällen zur Erziehnig einer 

 schönen Politur genügen. Die eine Seite der Zahnblättchen ist nun- 

 mehr vollständig geschliflen und poliert. 



Zur Ablösung der Präparate von dem Träger darf die trockene 

 Wärme des Thermostaten nicht verwendet werden, da die Präparate 

 austrocknen würden. Theoretisch sollte dies allerdings nicht möglich 

 sein : wenn die organische Substanz mit Kanadabalsam völlig durch- 

 tränkt wäre, könnte eine Austrocknung nicht stattfinden. Aber die 

 feinen Zahnbeinkanälchen sind so klein, daß es schwerlich gelingen 

 dürfte , sie sämtlich zu imprägnieren. Man legt also zweckmäßiger 

 den Präparatenträger in ein Gefäß mit heißem Wasser (ca. 50^ C) 

 und schiebt, sobald der Balsam erweicht ist, die Zahnblättchen vor- 

 sichtig ab (nicht abheben !). Dieses Verfahren kann jedoch nicht an- 

 gewendet werden, wenn die Präparate- dünner als 150^ oder bei 



11* 



