38,3. Köhler: Untersuchungen üb. d. Verhalten einig. Kompensatoren. 22;') 



Nur dann weicht das Verhalten des Glinimerplättchens ab, wenn 

 sein GangunterscLied merklich von '/4 ^ ^^cs angewandten Lichtes ab- 

 weicht : es hellen sich dann die Streifen in den oben näher genannten 

 Zwischenlagen auf, während sie bei dem Einschieben des Keiles immer 

 dunkel bleiben. 



Die praktische Anwendung für unsere Zwecke , wo es ja auf 

 Messungen nicht ankommt, ist außerordentlich einfach. Man kreuzt 

 die Nikols genau, führt dann das Glimmerplattchen ^^ l in der Aus- 

 löscliungslage ein, die man bei guter Beleuchtung sehr scharf daran 

 erkennt, daß das Feld vollkommen unverändert dunkel bleibt, und 

 schaltet dann das zu untersuchende Objekt ein. Man stellt es zu- 

 nächst in die Diagonalstellung, so daß seine beiden Auslöschungsricli 

 tungen Winkel von 45" mit den Schwingungsrichtungen der Nikols 

 bilden. Nun dreht man den Polarisator , falls man das ^/^ / Plätt- 

 chen unterhalb des Objekts, oder den Analysator, falls man es ober- 

 halb des Objekts eingeschaltet hatte; während der Drehung bleiben 

 alle anderen Teile in ihrer Lage. Man wird dann — falls nicht 

 der oben erwähnte ungünstige Fall vorliegt, — einen gewissen Betrag 

 der Drehung finden , bei dem sich das Objekt am meisten , einmal 

 heller und das andere Mal, bei der entgegengesetzt gleichen Dre- 

 hung, dunkler von dem Untergrund abhebt. Bei diesen Stellungen 

 macht man die Aufnahmen. 



In der Regel wird man an jedem Mikroskop leicht eine Anord- 

 nung treffen können, die erlaubt, das Glimmerplattchen in der vor- 

 geschriebenen Lage einzuschalten. Sie unterscheidet sich ja nur da- 

 durch von der ,,Regelstellung" , daß das Plättcheu um 45** gedreht 

 ist. Es, muß nur dafür gesorgt sein, daß man den richtigen Nikol 

 drehen kann, ohne das Plättchen mit zu drehen. Benutzt man den 

 einhängbaren Polarisator in Verbindung mit dem Abbe sehen Beleuch- 

 tungsapparat, so darf man beispielsweise das Plättcheu nicht in der 

 üblichen Weise auf den Teller legen, weil es sich dann mit dem 

 Polarisator drehen würde. Man legt es daher auf die halbgeschlossene 

 Irisblende : dann kann man den Polarisator allein drehen. Auch an 

 dem Kondensorschiebrohr könnte man das ^/^ X Plättchen anbringen, 

 und dann den Polarisator sehr beguem mit dem gesamten Blenden- 

 träger drehen. Legt man das Plättchen über der Augenlinse des 

 Okulars unter dem Analysator ein, so hat mau zu beachten, daß unter 

 Umständen — falls das angulare Sehfeld des Okulars groß ist — 

 dieses nicht ganz gleichmäßig aufgehellt wird, wenn der Analysator 

 gedreht wird : es wird der mittlere Teil des Achsenbildes des Glimmer- 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. .18, 3. l'O 



