226 Köhler: Untersuchungen üb. dT Verhalten einig. Kompensatoren. 38,3- 



plättchens sichtbar. Diese Erscheinung tritt nicht auf, wenn das Plättchen 

 über dem Objektiv oder unterhalb des Kondensors eingeschaltet wird. 



Bei kleinen Drehungen des Nikols ersetzt das -^/^ A Plättcheu 

 natürlich das früher beschriebene Plättchen Grau I. Jedoch sind die 

 Drehungswinkel bei dem ^j^ X Plättchen wesentlich kleiner. Gang- 

 unterschiede bis zu ^/„o X erfordern bei Anwendung des ^/^ ^ Plätt- 

 cliens, daß der drehbare Nikol von O'^ bis zu 180*^:20 oder bis 

 9" gedreht wird. Bei einem Plättchen Grau I, dessen r= V-,o ^ 

 beträgt, steigt der erforderliche Winkel aber bis 45^, ist also fünf- 

 mal größer. Dafür ist aber der Umfang der Gangunterschiede, den 

 das ^/^ X Plättchen zu kompensieren gestattet, zwanzigraal größer. 



G. Friedel hat in seiner Arbeit das Verhalten seines Kompen 

 sators bei weißem Licht nicht näher untersucht. Ich möchte darüber 

 im folgenden noch einige Angaben machen. Wenn sie auch für die 

 hier besprochenen Arbeiten kaum in Betracht kommen, weil das zur 

 photographischen Aufnahme benutzte Licht stets mehr oder weniger 

 streng als einfarbig gelten kann, so können sie vielleicht für andere 

 Arbeiten Bedeutung gewinnen. 



Am leichtesten wird das Verhalten dieses Kompensators bei 

 weißem — und überhaupt bei gemischtem Licht — verständlich, wenn 

 wir uns den folgenden Versuch ausgeführt denken. Der Apparat sei 

 angeordnet, wie bei unseren bisherigen wirklich ausgeführten Ver- 

 suchen, jedoch soll nicht mehr der Gipskeil in seiner ganzen Aus- 

 dehnung mit demselben einfarbigen Lichte beleuchtet sein. Wir 

 stellen uns vielmehr vor, daß jeder schmale, zur Schneide senkrechte 

 Streifen des Keils mit einer anderen, reinen Spektralfarbe beleuchtet 

 sei, so daß diese Streifen in ihrer Gesamtheit ein vollständiges Spek- 

 trum bilden, das den ganzen Keil, bedeckt. In Abb. 8 sind neun 

 solcher Streifen durch eine Teilung angedeutet, die bei A^ neben der 

 Schneide des Keils und gegenüber entlang dessen Rücken aufgezeichnet 

 ist. Die Teilstriche , mit Bezeichnungen 0*4 fi bis 0*8 ^ versehen, 

 bedeuten die absoluten, im leeren Raum gemessenen Wellenlängen X^ 

 des Lichtes, das gerade diesen Streifen des Keils beleuchtet. 



Das Spektrum sei kein prismatisches, sondern ein Normalspek- 

 trum, d. h. die Abstände der einzelnen reinen Farben seien den Dif- 

 ferenzen der Wellenlängen proportional. Ein solches Spektrum wäre 

 z. B. das erste Maximum im Beugungsspektrum eines Gitters, das in 

 der oberen Brennebene eines für den unteren Brennpunkt aplanatischen 

 Systems entworfen würde. Die Linie 00 stellte in diesem Falle 

 das mittelste, weiße, nicht abgelenkte Maximum dar. 



