254 Berek: L'bev selektive Beuguns' im üimkelfeld. 3S, 3. 



Anhang. 



Der konzentrische Spiegelkondensor für Hell- und Dunkelfeld- 



beleuohtung. 



Für die vorstehenden rntersuchungen wurde eine Ausführungs- 

 form des konzentrischen Spiegelkondensors benutzt, die verschiedene 

 bemerkenswerte Neuerungen aufweist. Das konstruktiv Wesentliche 

 dieser Neuerungen wurde bereits im Jahre 1911 ^ kurz bekanntgegeben. 

 Der vorliegende Kondensor ist nur eine weitere Durchbildung jener 

 früheren von F. Jentzsch angegebenen Ausführungsform. 



Die Dimensionen des Kondensors sind gegenüber denen der bis- 

 her zumeist benutzten Ausführungsform des konzentrischen Spiegel- 

 kondensors wesentlich vergrößert und dadurch seine Brennweite erhöht. 

 Infolgedessen ist die Größe des nutzbaren Beobachtungsfeldes erheb- 

 lich gesteigert worden und ferner die große Empfindlichkeit, welche 

 alle zweiflächigeu Spiegelkoudensoren hinsichtlich der Zentrierungsfehler 

 und des Auftretens von Azimutfehlern bei Dunkelfeldbeleuchtung gegen- 

 über den einflächigen, z. B. paraboloidischen Spiegelkondensoren, auf- 

 weisen, beseitigt worden. An dem neuen Kondensor hat sich deshalb 

 eine Zentriervorrichtung erübrigt , wodurch seine Handhabung eine 

 wesentlich einfachere geworden ist. Die num. Apertur und damit die 

 spezifische Lichtstärke des Kondensors ist gegenüber den lichtstarken 

 kleinen Ausführungsformen unvermindert geblieben. Ebenso parti- 

 zipiert die neue Ausführungsform an den grundsätzlichen Vorteilen, 

 welche zweiflächige Kondensoren gegenüber den einflächigen, z. B. 

 den paraboloidischen, besitzen, nämlich an der Möglichkeit, eine im 

 Sinne E.Abbes aplauatische Strahlenvereinigung zu vermitteln, und 

 dem daraus folgenden geringeren Abfall der Lichtintensität nach dem 

 Rande des beleuchteten Feidos. In dieser A u s f ü h r u n g s f o r m 

 sind also gewissermaßen di<^ spezifischen Vorzüge beider 

 Konstruktionstypen künstlich vereinigt. 



Bemerkenswert sind ferner Art und Umfang der mög- 

 lichen Feldbeleuchtungen. Die neue Ausführuugsform des 

 Kondensors gestattet es, sowohl reine Hellfeld-, wie auch reine Dunkel- 

 feldbeleuchtung und schließlich auch noch eine Doppelbeleuchtung 

 anzuwenden, bei der sich Hellfeld- und Dunkelfeldbeleuchtuug über- 

 lagern und der relative Anteil beider Beleuchtungsarten variiert werden 



•■ö^ 



1) Leitz, E.. D.R.r. No. 245327, 42i', 3 (nach Angaben von F. Jentzsch). 



