264 Pulfrich: Neue Form d. Abbeschen Demonstrations-Mikroskops. 38, 3. 



[Mitteilung aus dem ZEiss-Werk.] 



Neue Form des Abbeschen Demonstrations- Mikro- 

 skops und über einige mit ihm angestellte neue 



Versuche. 



Von 

 Prof. Dr. C. Pulfrich 



in Jena. 



Hierzu vier Textabbildungen. 



Der Apparat dient bekanntlich in mikroskopischen und physi- 

 kalischen Laboratorien zur Demonstration der Abhängigkeit des im 

 Mikroskop beobachteten Objektbildes von dem durch das Objekt her- 

 vorgerufenen Beugungsspektrum. Er wurde zuerst in dem im Jahre 1893 

 ausgegebenen Meßkatalog der Firma Carl Zeiss von Siegfried 

 CzAPSKi beschrieben. 



Äußerlich hat der in Abb. 1 wiedergegebene Apparat sehr wenig 

 , Ähnlichkeit mit einem Mikroskop. Aber die optischen Teile des Appa- 

 rates haben, wenn auch in ihrer Lage und in ihren Dimensionen 

 gänzlich verschieden von denen eines Mikroskops, doch die gleichen 

 Funktionen wie dort. Abb, 2 , A zeigt die auch sonst in physika- 

 lischen Laboratorien zur Beobachtung von Beugungsspektren dienende 

 Einrichtung: ein Kollimatorrohr mit dem Fernrohrobjektiv Cund 

 dem in .seiner Brennebene befindlichen Spalt S und ein auf unendlich 

 eingestelltes Fernrohr, bestehend aus dem Okular Ok und dem 

 Objektiv Jfj, in dessen Brennebene S' das von dem Gitter G erzeugte 

 Beugungsspektrum Sq\ S^' . . . beobachtet wird. Auf den in der Ab- 

 bildung gezeichneten Strahlengang hat das von Abbe unmittelbar vor 

 dem Zustandekommen des Beugungsspektrums eingefügte Objektiv Jf^, 

 in dessen vorderer Brennebene das Gitter aufgestellt ist, nur einen 

 nebensächlichen Einfluß. 



Das Okular Ok ist zum Wegschlagen (s. Abb. 1) eingerichtet. 

 Bringt man an seine Stelle das ebenfalls um den vertikalen Zapfen Z 



