266 Pul fr ich: Neue Form d. Abbeschen Demonstrations-Mikroskops. 38,3. 



Jfj und M^ als das zusammengesetzte Mikroskop-Objektiv, in 

 dessen vorderer (unterer) Brennebene sich das Objekt und in dessen 

 hinterer (oberer) Brennebene — der Diaphragmierungsebene — sich 

 das Beugungsspektrum befinden, und endlich das Fernrohr F als das 

 auf das Objekt G eingestellte Mikroskop-Okular anzusehen. 



Die an dem Apparat vorgenommenen Änderungen dienen in erster 

 Linie dazu, seine frühere übergroße Länge zu verkürzen und 

 damit seine Handhabung zu erleichtern. Zu dem Zweck wurde 

 das Kollimatorrohr unbeschadet der Wirkung des Apparates auf die 

 Hälfte seiner Länge reduziert und das astronomische Fernrohr {F in 

 Abb. 2 , B) durch einen der modernen Prismenfeldstecher ersetzt. 

 Auch sind jetzt alle Stellschrauben und Handhaben so angeordnet, 

 daß sie leicht vom Beobachtungsplatz aus erreicht werden können. 



Ferner wurde an Stelle der früher vorgesehenen seitlichen Ver- 

 schiebung des Spaltes S das für den Beobachter leichter erreichbare 

 Kollimatorobjektiv C mit Hilfe der Schraube V in Abb. 1 seitlich 

 verschiebbar gemacht und damit der gleiche Zweck — Abwechslung 

 zwischen zentraler und schiefer Beleuchtung des Gitters — erzielt. 

 Auch kann die Schraube V zur Feineinstellung der einzelnen Beugungs- 

 spektren innerhalb der bei D eingefügten Diaphragmierungs- Vorrich- 

 tungen benutzt werden. Zur Feineinstellung der Spektren in der 

 Höhe — besonders wichtig für die Untersuchung der Kreuzgitter — 

 dient die Schraube jBT, durch die die Neigung des Kollimatorrohres zur 

 Horizontalen verändert werden kann. 



Der Spalt S hat symmetrisch verstellbare Spaltbacken und kann 

 mit Hilfe des Hebels H in Abb. 1 auf jede beliebige Breite zwischen 

 bis 10 mm eingestellt werden. Unmittelbar hinter dem Spalt be- 

 findet sich eine mit fünf kreisrunden Löchern von verschiedenem Durch- 

 messer versehene Rotationsblende R. Der Spalt, dessen Länge jedes- 

 mal durch die gewählte Lochblende begrenzt wird, findet ausschließ- 

 lich bei den Parallelgittern , die Lochblenden dagegen — bei weit 

 geöffnetem Spalt natürlich — bei der Untersuchung von Kreuzgittern 

 Verwendung. Das oben erwähnte Prismenfernrohr F hat eine acht- 

 fache Vergrößerung und zeigt die Interferenzfigur in größter Schärfe. 



Die sonstigen Neueinrichtungen beziehen sich ausschließlich auf 

 die Ergänzung und Verbesserung der am Ort der Fraunhofer sehen 

 Beugungserscheinung anzubringenden Diaphragmierungs- Vorrichtungen. 



Die dem Apparat beigegebenen Präparate sind, wie früher, durch 

 Photographie reproduzierte Gitter verschiedener Struktur (einfache, 

 reziproke und Kreuzgitter), mit denen eine große Reihe von beson- 



