88,3. Bien: Eine neue Objektiv- und Präparatschutzvorrichtung. 277 



[Aus dem pharmaco-therapeutischen Laboratorium der Reichsuniversität 



in Leiden.] 



Eine neue Objektiv- und PräparatschutzvoiTiclitung. 



Von 

 Dr. Z. Bien. 



Hierzu eine Textabbildung. 



Es wurden schon früher wiederholt Vorrichtungen hergestellt, 

 durch die eine Beschädigung der Frontlinse beim Einstellen vermieden 

 werden sollte. Sie waren entweder so beschaffen, daß das Objektiv 

 federnd in seiner Fassung saß und diese bei der Berührung des 

 Präparates nachgab (Objektivschützer nach Bourguet^) oder aber 

 daß eine Hemm- bzw. Anschlagsvorrichtung, die am Objektiv ange- 

 bracht war, auf das Deckglas aufstieß, bevor noch das Objektiv das 

 Deckglas berühren konnte. 



Diesen Vorrichtungen hafteten aber noch verschiedene Mängel 

 an. Es wurde durch sie zwar das Objektiv, nicht aber das 

 Präparat geschützt, denn durch den von der Schutzvorrichtung 

 auf das Deckglas ausgeübten nicht unbeträchtlichen Druck konnte 

 dieses, vor allem bei der Beobachtung im hängenden Tropfen, nur 

 allzu leicht eingedrückt werden und konnte es sich ereignen , daß 

 das Objektiv vielleicht mit infektiösem Material verunreinigt wurde. 

 Außerdem waren diese Vorrichtungen nicht an jedem beliebigen Ob- 

 jektive anwendbar, sondern mußten jedem Objektivsystem besonders 

 angepaßt werden. 



Bei dem vorliegenden neuen , nach meinen Angaben von den 

 Optischen Werken, C. Reichert, Wien, ausgeführten Objektivschützer 

 werden nun diese eben geschilderten Mängel behoben und es wird 

 durch ihn sowohl ein wirksamer Schutz des Objektives als 

 auch des Präparates erzielt. Von nicht geringer Bedeutung 

 ist auch der große Vorteil, daß er an jedem Objektiv beliebiger Her- 



^) BouRGUET, BibUographie anatomique, 1902. 



