8,3. Bien: Eine neue Objektiv- und Präparatschutzvorrichtung. 279 



vermeidet. Sodann schraubt man den Stellstift des Objektivschützers 

 soweit herunter, daß seine Spitze auf den Objektträger aufstößt. Mit 

 zwei Fingern der einen Hand erfaßt man nun den Stellstift und schraubt 

 mit der anderen die Gegenmutter fest an den Stift an, so daß da- 

 durch beide unverrückbar fixiert werden. Es ist besonders darauf 

 zu achten, daß der Stellstift an den Objektträger oder den Ob- 

 jekttisch, nicht aber an das Deckglas aufstößt. Diese Abstimmung 

 des Stellstiftes wird fein für allemal durchgeführt und bleibt dann 

 unverändert. Man kann sodann jedes beliebige Präparat gefahrlos 

 einstellen. Zur Einstellung des Bildes senkt man den Tubus, bis 

 der Stellstift den Objektträger berührt, hebt sodann den Tubus lang- 

 sam mit der Mikrometerschraube empor, bis das Bild scharf erscheint. 



Auf diese Weise wird also für ein bestimmtes Objektiv ein 

 wirklich zuverlässiger und einwandfreier Schutz geboten, der gleich- 

 zeitig auch das Präparat vor Schaden bewahrt und selbst für den 

 geübten Mikroskopiker ist es ein beruhigendes Gefühl, sich mit Hilfe 

 dieser zweckmäßigen Einrichtung besonders bei der Untersuchung 

 im hängenden Tropfen die Einstellung mit stärkeren Objektiven (Immer- 

 sionen) wesentlich vereinfachen zu können. 



Für die sorgfältige technische Ausführung des Apparates nach 

 meinen Angaben bin ich der Firma Reichert zu Dank verpflichtet. 



[Eingegangen am 1. September 19^1.] 



