38, 4. Löwenstädt: Ein auf neuen Prinzip beruhend. Thermoregulator . 367 



ständig das Glühlämpchen 6, dessen Strahlen von einer zwischen ihm 

 und dem Thermometer befindlichen Sammellinse c so konvergent ge- 

 macht werden, daß sie sich im Thermometerrohr selbst, auf einen 

 möglichst kleinen Punkt zusammengedrängt, schneiden. Auf der dem 

 Lämpchen entgegengesetzten Seite des Thermometers liegt die Selen- 

 zelle d^ welche von den jenseits des Schnittpunktes im Rohre wieder 

 divergierenden Strahlen des Lämpchens b beleuchtet wird. Diese 

 Beleuchtung wird unterbrochen, sobald ein undurchsichtiges Medium 

 im Thermometerrohr an der Stelle des Schnittpunktes der Strahlen 

 steht. Je nach Belichtung oder Beschattung der Selenzelle wird ein 



durch sie 'hindurchgehender Strom geschlossen oder unterbrochen. 

 Selenzelle, Linse und Lämpchen sind gegen das Thermometerrohr 

 verschieblich, lassen sich somit nach der Skala des Thermometers 

 einstellen. 



Es ist nun nur noch dafür zu sorgen, daß die Selenzelle d für 

 gewöhnlich nicht von den Lichtstrahlen getroffen wird, wohl aber bei 

 jeder Temperaturschwankung. Man kann dies auf verschiedene Art 

 bewirken. Für die einfachste halte ich es, wenn über das Queck- 

 silber zwei Flüssigkeitsschichten, die sich nicht mischen, und von 

 denen die untere lichtdurchlässig, die obere undurchlässig ist, gelagert 

 werden : etwa Wasser und ein dunkelgefärbtes Öl. Das letztere ließe 

 sich auch durch ein Korkplättchen, einen Schwimmer aus Metall oder 



