60 Engel: Ein Kreuztisch mit automatischer Einstelhmg. XXV, 1. 



rapport au morceau, possible h chaque point du deplaceraent lateral. 

 Resultat: Utilisation de tout le tranchant de la lame du rasoir. PossibiHte 

 pour un point quelconque de la lame (ä part las points de fixation ex- 

 tremes), d'occuper tous les points d'une aire rectangulaire, dont l'etendue 

 peut etre calculee selon les besoins. 



[Eingegangen am 29. April 1908.] 



[Aus der Akademischen Klinik für Kinderheilkunde in Düsseldorf. 

 Direktor: Prof. Dr. Schlossmann.] 



Ein Kreuztisch mit automatischer EinsteUung. 



Von 



Dr. Engel, 



Oberarzt der Klinik. 



Hierzu eine Textabbildung. 



Die Durchmusterung mikroskopischer Präparate in lückenloser 

 Reihenfolge der Gesichtsfelder ist eine so mühevolle Arbeit, daß 

 wohl jeder Versuch der technischen Erleichterung auf Beifall rechnen 

 kann. Besonders beim Auszählen von Blutpräparaten oder bei der 

 Durchmusterung von Schnitten nach vereinzelten Bazillen , dürfte es 

 willkommen sein, eine Einrichtung zu besitzen, welche das Auslassen 

 vereinzelter Präparatstellen durch eine mechanische Eiurichtimg, 

 wenigstens bis zu einem hohen Grade, verhindert. — Der gewöhn- 

 liche Gang der Dinge bei Arbeiten der genannten Art ist wohl der, 

 daß man den Kreuztisch um eine Gesichtsfeidbreite nach oben oder 

 unten verschiebt und dann durch langsame Drehung der Horizontal- 

 schraube eine Gesichtsfeldreihe am Auge vorübergleiten läßt. Hier- 

 bei muß der Beobachter einen Teil seiner Aufmerksamkeit darauf 

 richten, daß die Bewegung wirklich immer nur einer Gesichtsfeld- 

 breite entspricht, und daß er nicht etwa versehentlich über das 

 Ziel hinausschießt. So muß er also seine Aufmerksamkeit teilen in 

 das Bestreben, die gesuchten Details zu finden oder zu zählen und 



