XXV, 1. 



Ignatowsky: Ein neuer Hpiegelkondensor. 



65 



beobachten will, um so intensiver müssen die Teilchen beleuchtet 

 werden , um genügend zerstreutes Licht liefern zu können. Man 

 kann die Spiegelkondensoren oder andere Einrichtungen für üunkel- 

 feldbeobachtung auffassen als Objektive, die die Lichtquelle an der- 

 jenigen Stelle, wo sich das zu beobachtende Teilchen befindet, ab- 

 bilden, und zwar mittels derjenigen Strahlen, welche nicht direkt in 

 das beobachtende Objektiv gelangen können. Wir beobachten des- 

 halb nur da zerstreutes Licht, wo sich Teilchen befinden, die sich 

 optisch von dem umgebenden Medium unterscheiden ; das übrige 

 Feld bleibt dunkel. 



Diejenigen Strahlen, welche die Abbildung der Lichtquelle be- 

 werkstelligen, füllen, innerhalb des Kondensors, den Raum zwischen 

 zwei Kegeln, welche gemein- 

 same Achse und Spitze besitzen, 

 aus. Die Apertur des inneren 

 Kegels ist ein wenig größer als 

 diejenige des beobachtenden Ob- 

 jektivs, damit eben in dasselbe 

 keine direkten Strahlen gelangen 

 können. 



Je kleiner die zu beobach- 

 tenden Teilchen sind, um so 

 intensiver müssen dieselben be- 

 leuchtet werden. Um dieses zu 

 erzielen müssen 1) die Diffe- 

 renzen der Aperturen zwischen 



dem äußeren und inneren Kegel möglichst groß sein , 2) muß das 

 an der Spitze des Kegels befindliche Bild der Lichtquelle möglichst 

 präzis sein, d. h. durch möglichst präzise Strahlenvereinigung zustande 

 kommen und 3) möglichst frei von der sphärischen Differenz der 

 Vergrößerung (Erfüllung der sogenannten Sinusbedingung) sein für 

 alle zwischen den Kegeln verlaufende Strahlen, Was die chroma- 

 tischen Fehler anbelangt, so fallen dieselben bei den Spiegelkonden- 

 soren von selber weg, da hierbei die Strahlenvereinigung nicht durch 

 Brechung, sondern durch Spiegelung erzielt wird. 



Den Forderungen 2) und 3) wird um so mehr Genüge geleistet 

 werden können, je mehr spiegelnde Flächen vorhanden sind. 



Wie aus Figur 1 ersichtlich, besitzt der LEiTzsche Spiegel- 

 kondensor zwei spiegelnde Flächen , eine innere und eine äußere. 

 Dadurch erzielt man, wie gesagt, in P eine bessere Strahlenvereinigung, 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXV, 1. 5 



1. 



