66 



Ignatowsky: Ein neuer Spiegelkondensor. 



XXV, 1. 



als dies mit nur einer sphärischen Fläche möglich wäre. Die 

 beleuchtenden Strahlen haben eine numer. Apertur von etwa 1"1 

 bis 1-45. 



Der Spiegelkondensor befindet sich in einer Fassung, welche 

 mit einer Zentriervorrichtung versehen ist und an Stelle des ge- 

 wöhnlichen Kondensors in das Mikroskopstativ von unten eingeführt 

 werden kann. 



Der Spiegelkondensor wird außerdem in vereinfachter Art her- 

 gestellt, und zwar in Form einer auf den Tisch des Mikroskops 

 auflegbaren Platte (Fig. 2). Dadurch bedarf der Spiegelkondensor 

 keiner besonderen Anpassung an ein Mikroskopstativ , sondern er 

 kann ohne weiteres an jedem Stativ verwandt werden. Mittels des 



2. 



auf der Figur 2 sichtbaren Hebels kann der Spiegelkondensor längs 

 der Achse des Mikroskops in den nötigen Grenzen, d. h. entsprechend 

 der Dicke der Objektträger, verschoben werden. 



Zum bequemeren Vergleich der einzelnen Kondensoren unter- 

 einander seien hier die vorher in Punkt 2) und 3) beschriebenen 

 Abweichungen in Prozenten der Brennweite ausgedrückt, was man 

 machen kann, da wir, wie gesagt, die Spiegelkondensoren als Objek- 

 tive auffassen können, bei welchen die Zentralstrahlen fehlen. 



Diese prozentualen Abweichungen lassen sich in folgender Tabelle 

 zusammenfassen : 



Strahlenvereinigung Sinusbedingung 



Leitz 4 Prozent 8 Prozent 



Zeiss (Paraboloid) . . _ 15 „ 



Reichert (sphärischer 



Kondensor) .... 15 „ 15 „ 



