XXV, 1. Ignatowsky: Ein neuer Spiegelkondensor. 67 



Hierbei wurde angenommen, daß die Aperturen der beleuchten- 

 den Strahlen bei allen drei Kondensoren gleich sind, und zwar 

 zwischen 1"1 und 1'45 liegen. Für die ersten zwei Kondensoren 

 stimmt diese Voraussetzung ungefähr , während bei dem Kondensor 

 von Reichert die Dilferenz der Aperturen kleiner ist. 



Beobachtet man im Dunkelfeld mit starken Trockensystemen, 

 so muß man bekanntlich ein dem Objekt entsprechend dickes Deck- 

 glas anwenden oder eine Korrektion auf die Deckglasdicke ausführen. 

 Außerdem tritt ein Lichtverlust infolge der Reflexionen an der Ober- 

 fläche des Deckglases und an der Oberfläche der Frontlinse des 

 Objektivs ein. Beide Übelstände fallen weg, sobald man mit Immer- 

 sionssystemeu beobachtet. Hierbei müssen dieselben, um die direkten 

 Strahlen nicht hinein zu lassen, entsprechend abgeblendet werden. 

 Auch hier wie bei Trockensystemen ist die Anwendung eines Apo- 

 chromaten, z. B. von 2 mm , einem Achromaten vorzuziehen, wegen 

 der außerordentlichen Farbenempiindlichkeit bei derartigen Beob- 

 achtungen. 



Die Beleuchtung mit dem Leitz sehen Kondensor in Verbin- 

 dung mit einer Bogenlampe von 4 Ampere ist genügend intensiv, 

 um die Herstellung von Momentaufnahmen lebender Bakterien zu 

 ermöglichen. 



^e' 



[Eingegangen am 26. April 1908.] 



5* 



