XXV, 2. Giltay: Einiges über Beleuchtung beim Mikroskopieren. 163 



Einiges über Beleuchtung beim Mikroskopieren. 



Von 

 Dr. E. Giltaj 



in Wageningen (Hollanrtj. 



Hierzu drei Textfiguren. 



In bezug auf Beleuchtung beim Mikroskopieren findet man mehr- 

 mals, wie ich meine, nicht genau Zutreffendes. 



Es rührt dies wohl daher, daß man sich zunächst die allgemeinen 

 Bedingungen einer guten Beleuchtung nicht genügend vor Augen 

 hält. Fangen wir also mit einer raschen Übersicht über dieselben an. 



Schlechte Qualität des Lichtes kann von drei Ursachen her- 

 rühren : von zu geringer Intensität, von ungeeigneter Farbe und von 

 ungenügender Ausdehnung der Lichtquelle. 



Es ist gewöhnlich leicht, sich über die beiden ersten Qualitäten 

 ein Urteil zu bilden; ein wenig schwieriger ist dies in bezug auf 

 die dritte, weshalb wir in erster Linie diese etwas genauer besehen 

 wollen. 



Ungenügende Ausdehnung der Lichtquelle, woraus Beleuchtung 

 des Feldes mit zu engen Lichtkegeln resultiert, verspüren wir an 

 dem Auftreten störender Interferenzfiguren. Ein sehr geeignetes 

 Objekt, um in dieser Hinsicht die Beleuchtung zu prüfen, bildet 

 Kartoffelstärke, die man einfach in Wasser liegend unter dem 

 Mikroskop zu betrachten hat. Ist die Lichtquelle genügend aus- 

 gedehnt, dann überlagern sich die an den Grenzflächen auftretenden, 

 von den einzelnen Punkten der Lichtquelle herrührenden Interferenz- 

 figuren derart, daß eine gleichmäßige Lichtstärke resultiert, abge- 

 sehen von einem einzigen, wenig auffallenden Lichtring an der ge- 

 nannten Grenzfläche. Sowie aber die Lichtquelle von ungenügender 

 Ausdehnung ist, werden mehrere, wenigstens teilweise gefärbte Licht- 

 bänder sichtbar, die der Grenzfläche parallel laufen und namentlich 

 bei nahe zusammenliegenden Grenzen äußerst hinderlich sind. Das 

 Bild ist, wie man sagt, unruhig geworden. 



11* 



