166 Giltay: Einiges über Beleuchtung beim Mikroskopieren. XXV, 2. 



Zuerst bespreche ich die Gaslampe (Fig. 1). 



Dieselbe kann in unveränderter Form zu gleichzeitigem Gebrauch 

 zweier Laboranten verwendet werden. Bei einer anderen Stellung 

 der Tische und bei geringer Abänderung in der Form wäre übrigens 

 auch eine Lampe für vier Personen verwendbar, und bei zentraler 

 Aufstellung auf rundem Tisch sogar noch für mehr arbeitende. In 

 der Hauptsache besteht die Lampe aus einem gewöhnlichen Auer- 

 brenner. Um jedoch Lichtkegel von genügend großer Öffnung zu 

 erhalten, habe ich verschiedene diffus machende Flächen vor der 

 Flamme versucht. Nur Mattglas jedoch hat gute Resultate gegeben. 

 LTm die Flamme immer bequem sehen und gut regulieren zu können, 

 habe ich es vorgezogen, nicht eine einzige Mattkugel zu ver- 

 wenden, sondern vor der Flamme zwei separate flache Mattscheiben 

 anzubringen, und zwar in solcher Stellung, daß sie, ohne daß der 

 Arbeitende aufzustehen braucht, mit der Hand gefaßt und beiseite 

 geschoben werden können. Es befindet sich weiter an dem Gestell 

 eine dunkle Gardine, damit die Augen nicht unmittelbar das Licht 

 empfangen. Diese Gardine ist etwas weit von der Flamme ange- 

 bracht, damit sie sich nicht zu sehr erwärmt, was von dem Antlitz 

 sehr unangenehm empfunden wird. Weiter ist auch ein Ring sicht- 

 bar, mit dem der Luftzutritt in ähnlicher Weise wie bei dem Bunsen- 

 brenner reguliert wird. Derselbe ist ein sehr wesentlicher Bestand- 

 teil einer Lampe, wenn man eine möglichst ruhige Flamme wünscht. 

 Die Kappe sorgt dafür, daß zugleich auch die Tischfläche gut be- 

 leuchtet wird. — 



Bei der elektrischen Beleuchtung stellte ich mir zunächst die 

 Frage, mit wie wenig Akkumulatoren es möglich sein würde, ge- 

 nügende Lichtstärke zu bekommen. Es stellte sich diese Zahl als 

 sehr gering heraus , denn mit den neuen OsRAMlampen für nur 

 4 Volt Spannung (also zu liefern mit nur 2 Akkumulatoren) war 

 ausgezeichnetes Licht zu erzielen. Die Resultate sind sogar, bei ge- 

 eigneter Anwendung, dem besten was ich kenne mindestens voll- 

 kommen gleichwertig. Der Stromverbrauch war dann 0'9 Ampfere. 



Um möglichst wenig Lichtverlust zu haben, bringe ich die eigent- 

 liche Lampe an die Stelle des Spiegels, welche beiseite geschoben 

 oder weggenommen wird. Das kleine Stativ wird mit einer Schraube, 

 eventuell mit beiden, an den Fuß des Mikroskopes befestigt. Wie 

 die Sache eingerichtet ist, ergibt sich sofort aus den Figuren 2 und 3. 

 Die erstere stellt die Lampe vor bei Verwendung mit einem ein- 

 fachen Hufeisenstativ, in welcher Form wir sie zunächst näher be- 



1 



