168 Giltay: Einiges über Beleuchtung beim Mikroskopieren. XXV, 2. 



pulver oder mit Amaril matt geschlifFeu werden. Ein Stückchen 

 dieses Glases wird also unmittelbar auf das Diaphragma gelegt 

 (Fig. 2, O). Um zu verhindern, daß beim Heben des letzteren die 

 Luft zwischen dem Objekt- und dem Mattglas das Objektglas Aer- 

 schiebt, werden die vier Ecken des Mattglases etwas zusammen- 

 geschmolzen, so daß die Ränder dieser Glasplatte dem Diafragma 

 nicht mehr überall aufliegen und die Luft also leicht passieren kann. 

 Auch empfiehlt es sich, vermittels eines übergeschobenen kleinen 

 Kupferringes (Fig. 2,jBj zu verhindern, daß beim Heben der Diaphragma- 

 röhre die Matttläche selbst gegen das Objektglas stößt. Wegen der 

 geringen Dicke des Glasplättchens kann man diesen Ring einfach 

 an seiner Stelle belassen. Bei Verwendung resp. Ausschaltung der 

 elektrischen Beleuchtung hat man dann außer mit der Manipulation 

 mit der Lampe nur mit dem Auflegen resp. Fortnehmen des Glas- 

 plättchens zu tun. 



Größe und Entfernung des beleuchteten Teiles dieser Matt- 

 scheibe bedingen die Weite der Beleuchtungskegel. Li der gewöhn- 

 lichen Art, durch Heben oder Senken der Diaphragmaröhre, wird für 

 jeden Fall die geeignetste Beleuchtung aufgesucht. 



Will man diese Lampe auch mit größeren Stativen, eventuell 

 mit AßBE-Kondensor verwenden, dann muß die zweite Mattfläche 

 unter der Kondensorlinse angebracht werden. Bei größereu Zeiss- 

 Stativen wird das Mattgläschen unmittelbar unter das Diaphragma, auf 

 den hier vorhandenen Ring gelegt. Figur 3 stellt die Lampe vor, wie 

 sie beim Gebrauch mit größeren Stativen eingerichtet ist. Die seit- 

 liche Verschiebung mittels Kupferstabes K gestattet die Verwendung 

 an Stativen verschiedener Abmessung. Zur Abhaltung von Licht- 

 reflexen ist in dem Exemplar von Figur 3 der untere Teil matt- 

 schwarz gemacht. Öfters jedoch ist dies nicht notwendig, weil dann 

 der Tisch diesen Teil genügend verdeckt. 



Anderen Einrichtungen gegenüber — dem Tammes - Stativ 

 z. B. — ist die beschriebene Lampe im Nachteil, indem sie etwas 

 weniger schnell bereit ist; man braucht etwa 20 Sekunden zu ihrem 

 Anbringen. Einmal am Platze — was übrigens doch auch hier 

 schnell geschieht — hat sie jedoch den Vorzug, daß sie mit dem 

 Mikroskop, ohne Derangierung der Beleuchtung, beiseite gestellt 

 wird. Natürlich könnte man auch eine Stativform wählen, welche 

 nicht bestimmt ist augeschraubt zu werden (man kann es übrigens 

 auch mit der beschriebenen Form unterlassen), aber dann bekommt 

 man leicht wiederholte Lichtregulierung mit in den Kauf. 



