170 Wulff: Gefrierraethoden u. Gefriermikrotome im allgemeinen. XXY, 2. 



mentes ganz abgekommen. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß 

 die Kohlensäure teurer ist im Gebrauch, als es an und für sich 

 nötig wäre, weil die Ventile der Bomben sehr wenig exakt funktio- 

 nieren. Die Folge davon ist, daß sich das Ausströmen der Kohlen- 

 säure nicht immer so regulieren läßt, wie es zu wünschen wäre und 

 nötig ist, um bei starkem Strömen ein Zufrieren des Metallrohres zu 

 verhindern. Dazu muß ich jedoch zweierlei bemerken, was meine 

 abfällige Beurteilung der Anwendung Hüssiger Kohlensäure zu Ge- 

 frierzwecken erklärlich erscheinen lassen wird. Erstens haben so- 

 wolil BiELscHOwsKY wie ich immer relativ große Blöcke zu verar- 

 beiten gehabt, die einen längeren Kohlensäurestrom erforderten, wo- 

 bei die Mängel der Ventile sich besonders bemerkbar machen konnten. 

 Und dann habe ich bis heute nicht Gelegenheit gehabt, die von 

 Jung (zum Preise von 25 Mk. etwa 10 kg haltend), ferner von Leitz, 

 Sartorius und anderen Firmen eigens für Gefrierzwecke hergestellten 

 Bomben kennen zu lernen. Vielleicht arbeiten sie exakter, als die 

 gewöhnlichen Bomben. Jedenfalls ist in Betracht zu ziehen, daß dann 

 die Mehrkosten bei der Anschaffung und die Umständlichkeit der 

 Füllung immer noch eine Rolle spielen. 



So meine ich denn, daß das Gefrieren mit dem Äthylchlorid-Spray 

 bequemer und auch aus anderen Gründen dem Arbeiten mit flüssiger 

 Kohlensäure vorzuziehen ist, — gar nicht zu reden von dem höchst 

 unerquicklichen Arbeiten mit dem entschieden vera4teten Ather-Spray. 



Bei meinen Arbeiten mit Äthylchlorid als Gefriermittel kam mir 

 der Gedanke, den Spray, anstatt auf die für Äthylchlorid berechnete 

 Gefrierkammer des bekannten Jung sehen Studeutenmikrotoms (Neues 

 Modell B), auf die sehr massiv gearbeiteten Metalltischchen des Minot- 

 ZiMMERMANN sehen Mikrotomes (Fig. 1) wirken zu lassen. Ich verwen- 

 dete eines dieser (eigentlich zum Aufkitten der Paraffinblöcke be- 

 stimmten) Tischchen von mittlerer Größe. Um wenigstens während 

 des Gefrierprozesses die Wärmeleitung auszuschalten, setzte ich das 

 Tischchen mit seinem Fuße in einen durchbohrten Kork ein und um- 

 gab zum Überfluß die Unterseite der Metallplatte mit etwas locker auf- 

 gezupfter Watte, um ein Herabtropfen des Äthylchlorids zu verhindern. 



Bei meinen Schneidversuchen wählte ich als Objekt 8 mm 

 hohe Blöcke eines frisch in Formol (lOprozentig) fixierten An- 

 gioms, die eine 2 qcm große Schnittfläche liatten. Das Durchfrieren 

 und Festfrieren der Objekte gelang vorzüglich, trotz der hohen 

 Zimmertemperatur von 19*^ C. Der Verbrauch von Äthylchlorid be- 

 trug bei diesen Versuchen durchschnittlich 5*5 g zum Preise von etwa 



