XXV, *2. Wulff: (»ofiieimetlioden u. Gefiiermikrotorae im allgemeinen. 171 



15 Pfg. Dazu habe ich nocli zu bemerken, daß icli nach beende- 

 tem Durchgefrieren des Objektes den Tisch schnell aus dem Kork 

 nahm und in den Objekthalter einspannte. Ich vermochte mit dem 

 vorzüglichen Zimmermann sehen Modell dann meist in einer Minute 

 soviel Schnitte (Schnittdicke 9 und 12 /t) herunterzuhobeln, daß nur 

 ein Blockrest von 1 mm Höhe stehen blieb. Ich hätte es früher 

 nicht für möglich gehalten, daß die Wärmeleitung immerliin eine 

 volle Minute brauchen würde, um bis zur Tischplatte vorzudringen. 

 Übrigens wurde das drohende Abtauen des Blockes (da dieser selbst 

 als schlechter Wärmeleiter meist noch gefroren ist, wenn er von 



1. 



der Unterlage abtaut, ist es natürlich wünschenswert, — zur Vermeidung 

 von Materialverlusten und eventueller Beschädigung des Messers, — 

 daß man sich vom Abtauen des Wassers nicht überraschen läßt) 

 sehr präzise durch das vorrückende Abtauen der Bereifung des 

 Objekttischfußes und der Unterseite der Tischplatte signalisiert. 



An und für sich ist es also recht gut möglich, auf dem Minot- 

 ZiMMERMANN sehen Mikrotom mit Hilfe des Athylchlorid-Sprays und 

 unter Verwendung eines ganz gewöhnlichen einfachen Paraffiutisch- 

 chens selbst größere Blöcke in Gefrierschnitte zu zerlegen. 



Immerhin erschien es wünschenswert, den Äthylchloridverbrauch 

 durch geeignete Isolierung der Objekttischplatte zu verringern und 

 dadurch gleichzeitig die Möglichkeit zu gewinnen, auf das Schneiden 



