172 Wolff: Gefriermethoden u. Gefriermikrotorae im allgemeinen, XXY, 2. 



des Objektes iiacli Belieben auch mehr Zeit als eine Minute ver- 

 wenden zu dürfen. 



Das Anfertigen einer so großen Zahl von Gefrierschnitten in 

 kürzester Zeit, wie ich sie bei meinen erwähnten ersten Versuchen 

 erhielt, ist ja meines Erachtens überhaupt nur bei einem in so 

 hohem Maße durch Schnelligkeit und Präzision des Arbeitens ausge- 

 zeichneten Mikrotom, wie es das MiKOT-ZiiiMERMANNSche darstellt, 

 möglich. Und bei aller selbstverständlichen Wertschätzung des genial 

 erdachten Jung sehen Modelles (das in seiner neuen Form durch 

 Wohlfeilheit und universelle Verwendbarkeit sich gewiß aufs beste 

 jedem über nur geringe Geldmittel verfügenden Mikroskopiker emp- 

 fiehlt und, für Paraffin-, Celloidin- und Gefrierschnitte eingerichtet, 

 tatsächlich für jeden zu erschwingen ist) meine ich daher jetzt 

 doch, für universale Verwendung vor allen anderen Instrumenten die 

 Zimmermann sehen empfehlen zu müssen, Avenn man überliaupt die 

 Anschaffung eines teureren Instrumentes beabsichtigt. Eines be- 

 sonderen Gefriermikrotomes kann man auf jeden Fall alsdann ent- 

 raten. Aber überhaupt ist es ein großer Vorzug dieser Instrumente, 

 daß sie durch rotierende Bewegung (eines Schwungrades) betätigt 

 werden, da das längere Arbeiten so bei weitem nicht in dem Maße 

 ermüdet, wie dies infolge der anders gearteten Betriebsweise bei 

 anderen Instrumenten (z. B. dem Jung sehen Studentenmikrotom) der 

 Fall ist. Speziell für die oft recht empfindlichen Gefrierschnitte ist es 

 ferner sehr wichtig, daß die Schnitte sofort nach ihrer Bildung auf einer 

 feststehenden, nicht auf einer sich mehr oder weniger rasch stoßweise 

 hin und her bewegenden Unterlage, der Messerfiäche, abgelegt werden. 

 Das erste geschieht beim Zimmermann sehen Mikrotom, dessen Messer 

 ja feststeht, das letzte ist dagegen, leider, bei allen mehr oder 

 weniger speziell für Gefrierzwecke konstruierten Mikrotomen der 

 Fall. Daß bei den Gefriermikrotomen das Messer hin und her be- 

 wegt wird, ist praktisch jedenfalls ein Fehler der Konstruktion. Ob 

 theoretische technische Erwägungen bei jenen Instrumenten zu diesem 

 Konstruktionstyp geführt haben , vermag ich niclit zu beurteilen. 

 Aber icli kann versichern, daß bei den ZniMERMANNSchen Modellen 

 der gegensätzliche Konstruktionstypus absolut keine Mißstände (etwa 

 ein Abweichen, Durchbiegen des Objekthalters) gezeitigt hat, wie ich 

 besonders ganz allgemein gegenüber Mayers abfälliger Beurteilung 

 hervorheben möchte. ^ 



*) Ich habe vor Jahren in Jena lange Zeit ein Zimmermann sches Mikro- 



