XXV, 2. AVolff: Gefriermethoden u. Gefriennikrotorae im allgemeinen. 175 



das zum Einklemmen in den ObjektLalter dienende Fußstück sich 

 befindet. 



Der Hartgummiring trägt 15 genügend weite Durchbohrungen, 

 durch die man den Strahl des Äthylchlorid-Sprays bei jeder Stellung 

 der Kammer gegen die Unterseite der Gefrierplatte richten kann. 



Ich lasse die in lOprozentigem Formol fixierten Objekte zum 

 Auswaschen des Fixierungsmittels 2 Stunden in fließendem Wasser 

 und bringe sie dann, mit destilliertem Wasser genügend benetzt, auf 

 die Gefrierplatte. Bei einer (absichtlich so hoch gehaltenenj Zimmer- 

 temperatur von 21^ C blieben die Blöcke (ebenfalls von der oben 

 angegebenen Größe, also 3X10X20 mm) 5 Minuten lang gefroren. 

 Das vom Flechtwerk an der Unterseite der Gefrierplatte zurückge- 

 haltene Athylchlorid bewirkt also ein sehr ausgiebiges Nachgefrieren. 

 Die Isolierung gegen Wärmeleitung vom Mikrotom her ist natürlich 

 eine sehr vollkommene. Zur Erzielung einer so langdauernden Ver- 

 eisung hatten 4 g Äthylchlorid genügt, die in maximo 12 Pfennige 

 kosten. Übrigens müssen in diesem Falle irgendwelche ungünstige 

 Faktoren mit im Spiele gewesen sein, die sich bei größerer Acht- 

 samkeit vielleicht stets werden ausschalten lassen (ich vermute, daß 

 bei ungeeigneter Richtung der Äthylchloridstrahles unnötig viel von der 

 Gefrierplatte abtropfen konnte, wenn z. B. der Strahl den Winkel 

 zwischen Kapseldecke und Seitenwand, oder gar den Hartgummiring 

 selbst traf), denn später habe ich bei derselben Zimmertemperatur 

 und derselben Blockgröße und meist auch mit einer gleichen Nach- 

 gefrierzeit, oft nur 2*5 oder 2 g Äthylchlorid verbraucht. Im Durch- 

 schnitt wird also bei einer recht hohen Lufttemperatur (21^ C und 

 einer ziemlich ansehnlichen Blockgröße (3X10X20 mm) der Äthyl- 

 chloridverbrauch nicht mehr als 3 g zum Preise von 9 Pfennigen be- 

 tragen, wenn man den Block in aller Ruhe bis auf ein Reststück von 

 1 mm in Schnitte zerlegen will. 



Gleichzeitig glaube ich auch den Beweis erbracht zu haben, daß 

 man mit der Äthylchloridmethode selbst in den wärmeren Klimaten 

 sehr gut und ohne besonderen Kostenaufwand — infolge zu starken 

 Verbrauchs von Äthylchlorid — wird arbeiten können. Mir lag 

 daran, dies festzustellen, da es vielfach, auch von P. Mayer, in Ab- 

 rede gestellt wird, — für die Ätherspray-Gefriermethode entschieden 

 mit Recht. Diese ist sogar in unserer Breite während der Sommer- 

 monate einfach unbrauchbar. 



Ich meine nach alledem, es müßte das kompendiöse Zimmer- 

 mann sehe Instrument (in seinem Kasten verpackt nimmt es nicht 



