184 Hahn: Apparat zur Einbettung in Paraffin. XXV, 2. 



verlässiger als die Bloekversilbening war. Jetzt würde ich aber 

 doch raten, in allen Fällen, wo ein Objekt an und für sich der Ge- 

 friermethode zugänglich ist, für Fibrillenversilberung von Serum- 

 schnitten die geschilderte Gefrierschnittserienniethode anzuwenden. 



Man ist keineswegs gezwungen, die Objektträger sofort weiter 

 zu verarbeiten. Ich verwende zum Feuchthalten der Kammer Subli- 

 matlösungen, dem Wasser, aus dem ich die Schnitte auffange, setze 

 ich etwas Thyraol oder Formol zu. So sind die Schnitte auf 

 Wochen vor dem Verderben geschützt und können solange ruhig in 

 der feuchten Kammer aufbewahrt werden. Die Deckglasbedeckung 

 wie die übrigen Prozeduren brauchen erst vorgenommen zu werden, 

 wenn man die genügende Muße zum Verarbeiten des geschnittenen 

 Materiales besitzt. 



[Eingegangen am 16. Juli 1908.] 



Apparat zur Einbettung in Paraffin. 



Von 

 Dr. H. Hahn, 



Prosektor am Anat. Institut in München. 



Hierzu zwei Textabbildungen. 



Um Objekte, deren Orientierung eine besondere Sorgfalt und 

 Vorsicht erfordert, mit möglichster Genauigkeit und Ruhe in Paraflin 

 einbetten zu können, habe ich einen einfachen Apparat anfertigen 

 lassen, der seinem Zwecke recht gut entspricht. 



In der Hauptsache besteht die Vorrichtung aus einem Metall- 

 kästchen, dessen Oberfläche durch abwechselnde Heiß- oder Kalt- 

 wasserzuführung bald als Heizplatte wirkt und so ein beUebig langes 

 Flüssigerhalten des Paraffins im Einbettungsrahmen gestattet, bald als 

 Kühlplatte verwendet werden kann, um das Paraffin zum Erstarren 

 zu bringen. Dabei erfolgt die Umschaltung des Warm- bzw. Kalt- 

 wasserzuflusses nicht durch einen Handgriff, sondern wird durch 

 einen Fußhebel ausgelöst. So behält man stets beide Hände frei 



