274 Siedentopf: Über Beobachtungen bei Dunkelfeldbeleuchtung. XXV, 3. 



Methode wenigstens einen Anhalt für den Vergleich verschiedener 

 Kondensoren liefern. Wenn man sich aber vorlänfig nur mit einem 

 solchen Anhalt beschränken muß, gibt es folgenden einfacheren 

 Weg, der durch direkte Sichtbarmachung des Verlaufes 

 der aus den Kondensoren austretenden Strahlen das 

 Ziel erreicht. 



Die Sichtbarmachung läßt sich bewirken, wenn man die Strahlen 

 aus einem Immersionskoudensor in eine Flüssigkeit treten läßt, die 

 mit seiner Frontlinse genau gleichen Brechungsexponent besitzt und 

 fluoresziert. Die in Figur 1 abgebildete Fluoreszenzküvette ist zu 

 diesem Zweck geeignet. Als Vergleichskondensor ist in der Zeichnung 

 das ZEisssche Paraboloid P für Dunkelfeldbelenchtung gewählt (Diese 

 Zeitschr. Bd. XXIV, 1907, p. 104). 



An ein Deckglas D sind ein schwarzes Glas G und ein kleines 

 Ablenkungsprisma A gekittet, welche zwischen sich einen rechteckigen 

 Hohlraum von 15 mm Länge, 3 mm Höhe und 2 bis 3 mm Breite 

 zur Aufnahme der fluoreszierenden Immersionsflüssigkeit lassen. Als 

 Flüssigkeit kann Zedernöl gewählt werden, das bei Beleuchtung mit 

 Bogenlicht schon ohne weiteren Zusatz genügend fluoresziert. Die 

 Küvette wird mit ihrem Hohlraum ungefähr zeutrisch auf den Kondensor 

 gelegt. Den Dunkelfeldkondensor legt man so auf den Mikroskop- 

 tisch, daß die Mitte des Prismas A etwa in der Mikroskopachse liegt. 

 Das Zedernöl wird von den freien Seitenflächen aus in den Hohl- 

 raum kapillar angesogen. Unter dem Kondensor befestigt man einen 

 schmalen Spalt S (Fig. 3) von etwa 2 mm Breite aus Karton ungefähr 

 zentrisch über der Zentralblende C. Da die Kondensoren Rotations- 

 körper sind , genügt es , in einem die Rotationsachse enthaltenden, 

 ebenen Schnitt die Strahlenvereinigung zu untersuchen. Eine solche 

 Partie wird durch den Spalt S herausgeblendet. 



Läßt man die Längsrichtung der Küvette mit der des Spalts 

 zusammenfallen, so kann man durch das Prisma A hindurch den 

 Strahlenverlauf direkt mit einer Lupe oder einem schwachen Mikroskop- 

 system betrachten. Man erhält gleichzeitig zwei Bilder des Strahlen- 

 verlaufs , neben dem Prisma von oben , durch das Prisma wie 

 von der Seite gesehen. Figur 2 , welche einen Querschnitt parallel 

 zum Spalt darstellt, gibt eine schematische Darstellung dieser Strahlen i^, 

 welche außerhalb der Zentralblende C durch den Spalt S in den 

 Kondensor annähernd parallel eingetreten sind , sich hierauf im 

 Fokus F^ der im Hohlraum der Fluoreszenzküvette liegt, schneiden und 

 dann am Deckglas total reflektiert werden. Das schwarze Glas er- 



