XXV, 3. Siedentopf: Über lieobaclitungen bei Dunkelfeldbeleuclitung-. 277 



Die Aberrationen in den Spiegelkondensoren von Reichert 

 (Figg. 12, 4, 5) beruhen auf der starken sphärischen Aberration und 

 dem Astigmatismus, den ein schief gestellter, sphärischer Hohlspiegel 

 besitzt (Diese Zeitschr. Bd. XXIV, 1907, p. 392 u. Bd. XXV, 1908, p. 195). 

 Die Strahlen divergieren bereits beim Austritt aus dem Kondensor, an- 

 statt sich im Fokus zu schneiden. Die Aufnahme mit vorgeschalteter 

 Sammellinse (Fig. 12) läßt kaum noch einen Strahlengang erkennen. 



Wo es nicht auf die Erzielung äußerster Lichtstärke ankommt, 

 gibt ein geringes Maß von Aberrationen den Vorteil, daß mau nicht 

 nötig hat, die Objektträgerdicke auf etwa Yioo ™™ genau einzuhalten, 



13. 



sondern innerhalb mehrerer Zehntel mm ein Spielraum zur Verfügung 

 bleibt, in dem ein Teil des infolge der zugelassenen Aberrationsreste 

 räumlich ausgedehnten Fokus noch richtig zwischen Objektträger und 

 Deckglas im Präparat liegt. 



Kriterium für Über- und U nt e r korr ek tion bei 

 D u n k e 1 f e 1 d b e 1 e u c h t u n g. — Bekanntlich treten bei Dunkelfeld- 

 beleuchtung Fehler und Verunreinigungen in den Präparaten weit 

 mehr hervor als bei mikroskoi>ischen Beobachtungen im durchfallenden 

 Licht. Auch die chromatischen und sphärischen Fehler der Mikroskop- 

 objektive offenbaren sich viel deutlicher. Sehr oft sind aber schlechte 

 Mikroskopbilder nicht auf diese Ursachen zurückzuführen , sondern 

 beruhen auf der Benutzung falscher Deckglasdicke oder Tubuslänge, 

 wobei sonst gute Mikroskopobjektive eine das mikroskopische Bild 

 merklich verschlechternde Über- oder Unterkorrektion zeigen. 



