278 Siedentopf: Über Beobachtungen bei Dunkelfeldbeleuchtung. XXV, o. 



Nun besteht bei Duukelfeldbeleuclitung folgendes 

 Kriterium, das ein sicheres Urteil über die Inne- 

 lialtung der richtigen Korrektionsbedingungen für 

 das jeweils benutzte Objektiv an die Hand gibt. Hat 

 man nämlich bei einem sonst guten Mikroskopobjektiv bei richtiger 

 Tubuslänge ein zu dünnes Deckglas, so geben ultramikroskopische 

 Objekte bei Dunkelfeld eine charakteristisch verschiedene Unscharfe, 

 je nachdem man mit der Mikrometerschraube des Mikroskops zu hoch 

 oder zu tief einstellt. Stellt man zu tief ein, so entstehen zahlreiche 

 deutliche Interferenzringe , welche die Beugungsscheibchen umgeben. 

 Entfernt man jetzt durch mikrometrisches Heben des Tubus das 

 Mikroskopobjektiv vom Präparat, so passiert man zunächst die Stel- 

 lung größter relativer Schärfe. Bei weiterer Entfernung wird das 

 Beugungsscheibchen unscharf, ohne daß es wie vorher zur Bildung 

 deutlicher Kinge kommt. Die Unscharfe bei extrafokaler Einstellung 

 ist also unsymmetrisch gegen die Stellung größter relativer Schärfe 

 (Annalen d. Physik [4] Bd. X, 1903, p. 13). 



Umgekehrt liegen die Verhältnisse, wenn man ein zu dickes 

 Deckglas verwendet. Stellt man bei zu dickem Deckglase zu tief 

 ein, so erhält mau ein unscharfes Beugungsscheibchen ohne Ringe; 

 das Bild wird bei mikrometrischem Heben des Objektivs scharf, um 

 bei weiterem Heben , also zu hoher Einstellung , von vielen Ringen 

 umgeben zu werden. Zahl und Deutlichkeit der Ringe wachsen mit 

 der Helligkeit des Beugungsscheibchens. Diese Interferenz- 

 ringe erscheinen also bei zu dickem Deckglas und 

 zu hoher Einstellung oder bei zu dünnem Deckglas 

 und zu tiefer Einstellung. 



Deckglaskorrekt iou durch Tubus Verschiebung. — 

 Man kann bekanntlich durch Veränderung des Tubusauszugs die 

 Fehler durch falsche Deckglasdicke vermindern, und zwar bei zu 

 dünnem Deckglas durch Verlängerung des Tubusauszugs und bei zu 

 dickem Deckglas durch Verkürzung desselben. Die annähernd rich- 

 tige Korrektion der falschen Deckglasdioke durch Veränderung des 

 Tubusauszugs erkennt man daran , daß das mikroskopische Bild des 

 Beugungsscheibchens sowohl bei wachsender zu tiefer als bei wachsen- 

 der zu hoher Einstellung in nahezu gleicher Weise unscharf wird, 

 indem es zunächst nur von \v e n i g e u Ringen umgeben und dann 

 unscharf wird. 



Nach diesem Kriterium ist bei Dunkelfeld die folgende Tabelle 

 zur D e c k g 1 a s k r r e k t i n durch T u b u s v e r s c h i e b u n g 



