280 Sieclentopf: Über Beobachtungen bei Dunkelfeldboleuchtung. XXV, 3. 



bung korrigieren (vgl. auch die leergelassenen Rubriken in der 

 Tabelle). 



Man gewinnt bekanntlich einen größeren Spielraum in der Korrek- 

 tion auf Deckglasdicke , wenn man die Mikroskopobjektive in einer 

 Fassung mit Korrektionsschraube benutzt. Diese gestattet durch 

 Drehung eines Rändeis das hintere Linsensystem gegen das vordere 

 des Objektivs mikrometrisch zu verändern und dadurch die Korrektion 

 zu verschieben , und zwar in einem Spielraum der Deckglasdicken 

 von O'l bis 0*2 mm. 



Bei Benutzung von Deckglastastern und Objektiven mit 

 Korrektionsfassuug hat mau also, um das beste mikroskopische Bild 

 bei Dunkelfeldbeleuchtung (oder im durchfallenden Lichte) zu er- 

 halten nur nötig, die Deckglasdicken mit dem Taster auf ^J^^q mm 

 genau zu bestimmen, auf diese Zahl den Index der Korrektionsfassung 

 zu stellen und bei der Tubuslänge von 160 mm zu beobachten. Die 

 letztere muß eventuell um den Betrag der Dicke der verwendeten 

 Objektivwechselvorrichtungen vermindert werden. 



Beobachtungen mit Imraersionssystemeu bei Dunkel- 

 f eldbeleuchtung. — Die jetzt meist üblichen Methoden für 

 Dunkelfeldbeleuchtung realisieren dieselbe durch Zentralblende im 

 Immersionskondensor. Besser als die durch innere Reflexionen stark 

 verschleiernden dioptrischen Kondensoren eignen sich die speziell 

 für Dunkelfeldbeleuchtung konstruierten katoptrischen Konden- 

 soren. Die beleuchtenden Strahlen haben dabei eine Apertur von 

 über Eins, sind also in Luft unmöglich. Die beleuchtenden Strahlen 

 erleiden Totalreflexion am Deckglas , wobei Bedingung ist, daß sich 

 zwischen Deckglas und Kondensor keine Luft befinden darf. Beob- 

 achtet man mit Trockensystemen, so ist ohne weiteres die Dunkelfeld- 

 beleuchtung gegeben. Bei Beobachtung mit Immersionssystemen kann 

 am Deckglase keine Totalreflexion der beleuchtenden Strahlen ein- 

 treten , da die Immersion über dem Deckglase ihnen ungehinderten 

 Weitergang gestattet. Um dennoch Dunkelfeldbeleuchtung zu erzielen, 

 muß man die Randzone der Immersionssysteme auf geringere Apertur 

 abblenden. 



Dies läßt sich auf zweierlei Weise bewerkstelligen. Entweder 

 hängt man eine Randblende (keine Sternblende !) von oben her in 

 den Trichter des Mikroskopobjektivs, oder man schraubt das Objektiv 

 vorsichtig auseinander und legt zwischen die Linsen eine passende 

 ringförmige Randbiende. In ersterem Falle muß man weiter, in praxi 

 iiuf etwa 0"8 Apertur abblenden, da die vielen inneren Reflexionen 



