286 Braus: Das neue orthomorphe Stereoskop von v. Rohr-Köhler. XXV, 3. 



Da die Vergrößerung nach dem Negativ immer dieselbe ist (zweifach), 

 bediene icli mich einer Vergrößerungseinrichtung, welche für diesen 

 Zweck fest eingestellt bleibt. Es macht die Anfertigung der ver- 

 größerten Kopien auf diese Weise kaum mehr Arbeit als die Herstellung 

 von Kontaktdruckeu. Von besonderem Vorteil sind Diapositive, 

 welche, ganz abgesehen von der größeren Klarheit der Bilder, auch 

 die sonst notwendige Umkehrung des Bildes bei der Herstellung des 

 Diapositivs überflüssig machen. Man braucht nur die fertigen Dia- 

 positive im Apparat von der Rückseite anstatt von der Vorderseite 

 zu betrachten, um ein richtiges Bild zu erhalten. 



Diapositive gegen den Himmel mit dem v. RoHR-KöHLEuschen 

 Stereoskop zu beobachten , ist deshalb lästig , weil in geschlossenen 

 Räumen selten Fenster so zueinander liegen, daß die Diapositive 

 gleichmäßig erhellt werden ; man muß deshalb ins Freie gehen. 

 Zweckmäßiger ist es künstliche Beleuchtung anzuwenden. Ich hänge 

 zu dem Zweck an jeden der Diapositivträger ein kleines Kästchen, 

 in welchem zwei Kerzen brennen ; das Licht genügt zur gleichmäßigen 

 Erhellung des Bildes. Diese einfache Einrichtung ließe sich leicht durch 

 eine vollkommenere (z.B. durch Anbringen von Glühlämpchen) ersetzen. 



Die Bilder, welche auf diesem Wege gewonnen werden, zeichnen 

 sich, mit dem Original verglichen, durch eine äußerst exakte Wieder- 

 gabe der Plastik aus und haben sich mir für alle Fälle, wo Grenauig- 

 keit erforderlich ist, als unentbehrlich erwiesen. Wenn es sich nur 

 darum handelt, für Demonstrationszwecke dem Beschauer oder einem 

 größeren Auditorium durch Herumreichen von Stereoskopen eine 

 plastische Vorstellung komplizierterer Objekte im allgemeinen zu ver- 

 mitteln , wird meistens das gewöhnliche Stereoskop trotz der damit 

 verbundenen Fehler A^orzuziehen sein, weil es billiger, kompendiöser 

 und leichter zu handhaben ist. 



• Literatur. 



Braus u. Drüner, Über ein neues Präpariermikroskop und über eine 



Methode größere Tiere in toto histologisch zu konservieren (Jenaische 



Zeitschr. Naturw. Bd. XXIX, 1895, p. 434— 442). 

 Braus, H. , Versuch einer experimentellen Morphologie (München, med. 



Wochenschr. 1903, No. 47, p. 2076—2077). 

 Braus, H., Tatsächliches aus der Entwicklung des Extremitätenskelettes usw. 



Festschrift für Ernst Häckel (Jenaische Denkschriften XI, Jena 1904, 



p. 402). 

 Drüner u. Braus , Das binokulare Präparier- und Horizontalmikroskop 



(Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. XIV, 1897, p. 5—10). 



