XXV, Ö. Krause: Neue Gefrier- u. Külilvuniclitiing- für das Mikrotom. 293 



gefäß c von etwa 30 mm licliter Weite. Zum Schutze des letzteren 

 ist zwischen Dewargefäß und Metallzylinder der Filzmantel d ein- 

 geschoben. 



Der die obere Öffnung des Metalizylinders verschließende Deckel 

 setzt sich aus drei Ringen zusammen, einem äußeren und inneren 

 Metailring und einem zwischen beide eingeschobenen Hartgummi- 

 ring. Der äußere Metallring e ist mit dem oberen Rande des 

 Metallzylinders verschraubt. Der Hartgummiring f liegt auf dem 

 vorigen auf, er schließt nach außen mit ihm ab , überragt ihn 

 aber nach innen zu und ist mit seiner oberen Fläche durch die 

 tief versenkten Schrauben h fest verbunden. Der innere Metallring g 

 lagert sich in einen Falz des vorigen ein und trägt in seiner Mitte 

 eine weite Bohrung zum Einschrauben des eigentlichen Objekt- 

 tisches 0. Zu seiner festen Verbindung mit dem Hartgummiring 

 dienen die Schrauben /. 



Außerdem ist dieser innere Metallring an seinem unteren, zapfen- 

 förraigen Ende mit dem Metallzylinder k verschraubt, der eine Weite 

 von 2.5*5 mm hat und in einer Länge von 60 mm in das Innere 

 des Dewargefäßes hineinragt. Unten sitzt dem Zylinder mittels 

 Bajonettverschluß der Boden / auf. Der Zylinder dient zur Aufnahme 

 der festen Kohlensäure, welche in entsprechend große, massive Zylin- 

 der gepreßt wird. Diese Kohlensäurepatronen verzehren sich 

 während des Gefrierprozesses, sie werden durch Vergasung der festen 

 Säure immer kleiner, sie liegen dann auf dem Boden des Zylinders 

 und die Käitewirkung wird mit abnehmender Größe immer geringer. 

 Um dem entgegen zu arbeiten , brachte ich auf dem Boden / die 

 Spiralfeder 7n an , mit deren oberem Ende die Platte ii verbunden 

 ist. Es wird nun durch diese Feder die Kohlensäurepatrone immer 

 gegen den Deckel gedrückt und kann bis zum letzten Rest aus- 

 genutzt werden. 



Durch diese Einrichtung muß die gesamte von der verdampfen- 

 den Kohlensäure gelieferte Kälte in den Objekttisch o und damit in 

 das auf ihm liegende Präparat geleitet werden. Die Isolation ist 

 dabei eine so vorzügliche , daß während des Frierens der äußere 

 Metallring und mit ihm der äußere Metallzylinder kaum nennenswert 

 kalt werden. 



V,s werden dem Apparat zwei Objekttische beigegeben , ein 

 kleiner von 40, ein größerer von 60 mm Durchmesser für kleinere 

 und größere Objekte. Für große Objekte, wie z. B. ganze Gehirne, 

 soll noch ein besonderes Modell konstruiert werden. 



