294 Krause: Neue Gefrier- u. Kühlvoniclitung für das Mikrotom. XXV, 3. 



Die von dem Apparat gelieferte Kälte ist sehr beträchtlich und 

 verteilt sich ganz gleichmäßig über den ganzen Objekttisch. Man 

 kann so Präparate bis zu 60 mm Durchmesser rasch und gleich- 

 mäßig durchfrieren lassen. Was die Dicke der Stücke anlangt, so 

 scheint auch darin der Apparat einen wesentlichen Fortschritt zu 

 bedeuten, denn es gelingt z. B. mit Leichtigkeit im Verlauf von 20 bis 

 30 Mimiten einen menschlichen Bulbus vollkommen schnittfähig durch- 

 zufrieren und es steht dem bei entsprechend größeren Konstruktionen 



2. 



sicherlich nichts im Wege , ein ganzes menschliches Gehirn durch- 

 zufrieren. 



Was nun die mögliche Dauer des Gefrierprozesses anlangt, so 

 wäre darüber folgendes zu bemerken. Eine einzelne Füllung des 

 Apparates gestattet bei Verwendung des kleinen Objekttisches ein 

 dreiviertel- bis einstündiges Frieren. Da man sich nun beliebig viele 

 solcher Kohlensäurepatronen herstellen kann und die Neufüllung nur 

 wenige Sekunden beansprucht, ohne daß der Gefrierprozeß irgendwie 

 unterbrochen zu werden braucht, so kann man den letzteren natür- 

 lich auch beliebig lange ausdehnen. 



Die Kosten des Verfahrens sind bei richtiger Handhabung nur 

 sehr gering. Aus einem Zylinder tlüssiger Kohlensäure lassen sich 



