300 Kruuse: Ein Waschglas für iriikrotechnische Zwecke. XXV, 3. 



beginnen kann. Will man Schnitte von 5 fx und darunter erzielen, 

 so ist es unumgiinglich nötig, auch das Messer iu der besprochenen 

 Weise zu kühlen. Das Trocknen der zunächst mit Eiweiß -Glyzerin 

 und Wasser und dann mit den Schnitten beschickten Objektträger 

 nehme ich auf dem Paraffinofen, der wie oben bemerkt, auf 40*^ C 

 steht, unter einer Glasglocke vor. ' 



[Eingegangen am 1(3. August 1908.] 



Ein Wasch ülas für mikrotechDische Zwecke. 



Von 



Prof. Rudolf Krause 



in P.eiiin. 



Hierzu eine Textabbildung. 



In der Enzyklopädie der mikroskopischen Technik habe ich 

 eine Vorrichtung zum Auswaschen von Präparaten mit folgenden 

 Worten beschrieben: „Solche Präparate, welche in gewöhnlichem 

 Wasser gewaschen werden sollen, schließt man am besten* an die 

 Wasserleitung an. Man soll das Wasser aus dem Hahn dabei nicht 

 direkt in das das Präparat enthaltende Glas leiten , sondern ein 

 etwas größeres Glas als Keservoir dazwischen schalten. Um ein 

 t'berlaufen des Präparatenglases zu vermeiden , muß dasselbe etwas 

 höher stehen , als das Reservoir. Beide verbindet man durch einen 

 kleinen Heber , den man sich leicht aus einem Stück dünnen Glas- 

 rohres zurecht biegen kann. Ein zweiter Heber, der in dem Prä- 

 paratenglas hängt, sorgt für einen kontinuierlichen Ablauf des Wasch- 

 wassers. Derselbe soll mit seinem einen Schenkel bis auf den Boden 

 des Präparatenglases reichen. Da es sich ja meist um Fixations- 

 lösungen handelt, die schwerer wie Wasser sind, so wird sich am 

 Boden, um das hier befindliche Objekt herum, eine stark fixations- 

 flüssigkeithaltige Wasserschicht bilden , die abgeführt werden muß. 

 L'm ein Ansaugen des Präparates zu vermeiden, soll das Ende des 

 Hebers höchstens 1 mm vom Boden des Glases entfernt sein. Handelt 



I 



