302 Krause: Ein Waschglas für mikrotechnische Zwecke. XXV, 3. 



Reservoir hinein. Sein zweiter Schenkel ist mit dem Präparatenglas 

 verschmolzen und ragt ein Stück weit in letzteres hinein. Der innere 

 Schenkel des Ablanfhebers ist an seinem Ende abgeschliffen und 

 steht unmittelbar auf dem flachen Boden des Präparatenglases auf. 

 Zwischen Boden und Glasrohr befindet sich nur ein kapillarer Spalt, 

 der aber zum Abführen des Waschwassers vollkommen genügt. Der 

 freie Schenkel des Ablaufhebers endet 3 bis 4 cm über dem Boden 

 des Glases. Auch der Ablaufheber ist mit Glaswand fest verschmolzen. 

 Der Scheitel des Zulaufhebers steht etwas höher als der des Ab- 

 laufhebers. 



Zum Gebrauch kehrt man das Gefäß um, füllt aus der Leitung 

 das Kniestück mit Wasser und hängt nun das Waschglas an das 

 gefüllte Reservoir an. Es fließt dann das Wasser in das Gefäß ein. 

 Hat der Wasserstand den Scheitel des Ablauf hebers erreicht , so 

 fließt selbsttätig das Wasser ab. Ein Überlaufen des Glases ist 

 selbstverständlich ausgeschlossen. Sinkt der Druck in der Leitung, 

 so daß mehr abläuft wie zuläuft, so wird natürlich auch der Wasser- 

 stand im Reservoir sinken, ein gänzlicher Stillstand kann aber niemals 

 eintreten , da das Kniestück stets mit Wasser gefüllt bleibt. Ein 

 gänzliches Leerlaufen des Glases ist ebenfalls ausgeschlossen, da 

 das Wasser nur so lange ablaufen kann, bis der Wasserspiegel die 

 Höhe des Ausflusses erreicht, d. h. mit dem freien Ende des Ablauf- 

 hebers gleiche Höhe hat. 



Auch ein Ansaugen der Präparate findet nicht mehr statt, 

 wenigstens nicht in störender Weise. Der kapillare Spalt zwischen 

 Ablaufheber und Glasboden gestattet auch den kleinsten und dünn- 

 sten Objekten den Durchtritt nicht mehr. Man kann Celloidinschnitte, 

 ja sogar auch Gefrierschnitte von fixiertem Material unbesorgt aus- 

 waschen. Nur Gefrierschnitte von frischem Material können noch 

 eventuell angesaugt werden. 



Dabei ist die Wässerung eiue so intensive, wie kaum bei einer 

 anderen Vorrichtung. (Zu beziehen durch E. Leitz, Berlin NW., 

 Luisenstr. 45 ; Preis etwa 2 M.) 



[Eingegangen am 3L Oktober 1908.] 



