XXV, 4. Uoyer: Eine neue Vorriclitung zu Injektionen. 417 



dargestellt. Derselbe mußte notgedrungen dem vorhandenen Räume 

 angepaßt werden, ist daher verhältnismäßig klein (100X68 cm), 

 zweckmäßiger ist ein größerer Tisch von 120x80 cm Oberfläche. 



Das Trittbrett ist an der linken Seite des Tisches angebracht 

 und besteht aus einer hölzernen Unterlage und aus zwei , durch 

 Scharniere miteinander verbundenen Brettchen, von denen das hintere 

 größere an der Unterlage befestigt ist, während das vordere kürzere 

 unter einem Winkel von etwa 20*^ schräg nach oben ansteigt. 

 Letzteres wird entweder durch eine unter demselben angebrachte 

 Feder oder besser zwei über demselben befestigte Spiralfedern ge- 

 hoben. Am vorderen Ende des beweglichen Brettchens befindet sich 

 ein Drahtbügel, welcher mittels eines Drahtes mit dem federnden 

 Hahne unter der Tischplatte verbunden ist. Links vor dem Tritt- 

 brett ist der vorhin erwähnte Holzklotz sichtbar. 



Der Stahlzylinder nebst Druckreduzierventil hat seinen Platz 

 links dicht neben dem Tische, damit die Regulierschraube des Ventils 

 mit der linken Hand bequem erreicht werden kann. Das Metallrohr 

 nebst federndem Hahn ist in der Abbildung nicht sichtbar, nur der 

 vom Ventil zu demselben führende Gummischlauch und das aus der 

 Tischplatte hervorragende Ende, welches mit der Kanüle verbunden 

 wird. Wie die Erfahrung gelehrt hat, wäre es besser gewesen, das 

 Ende statt durch die Tischplatte zu leiten , an der hinteren Wand 

 des Tisches unter der Platte ausmünden zu lassen. 



Bei meinen Injektionen bediene ich mich als Kanülen 5 bis 7 cm 

 langer Glasröhren , welche an dem in eine feine Kapillare ausge- 

 zogenen Ende leicht gebogen sind. Dieselben werden mittels einer 

 Pipette mit einer Lösung von wasserlöslichem Berlinerblau angefüllt 

 und die in der Kanüle eventuell vorhandenen Luftbläscheu durch 

 Schütteln oder durch den Druck des Apparates beseitigt. Die Kanüle 

 wird nun in den an der Metallröhre befestigten Gummischlauch ein- 

 gesteckt, das Zylinderverschlußventil V geöÖ'net und die Regulier- 

 öchraube auf die gewünschte Höhe (meist ^/^q Atm.) eingestellt. Ist 

 alles in der Weise vorbereitet und das Tier in entsprechender Lage, 

 so kann die Injektion beginnen. Die Kanüle wird an passender 

 Stelle in das Tier eingestochen und das Trittbrett vorsichtig nieder- 

 gedrückt. Die ausströmende Luft treibt eine geringe Quantität der 

 Injektionsmasse in die Gewebe. Sieht man nun, daß die Masse sich 

 in einem Gefäß befindet und darin fortgetrieben wird, so wird durch 

 einen stärkeren Druck auf das Trittbrett der Hahn vollkommen ge- 

 öffnet, damit die Injektionsmasse so weit wie möglich vordringt, 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXV, 4. 27 



