428 Siedentopf: Sichtbarmachung von Kanten im raikrosk. Bilde. XXV, 4. 



schränken, wenn nur die übrigbleibende ringförmige Öffnung gleich- 

 mäßig von Licht erfüllt wird. 



Beschränkt man aber das Azimut der Beleuchtung durch eine 

 unter dem Kondensor in den Abbe sehen Diaphragmenträger ein- 

 gelegte Schlitzblende (Fig. 1), so können im mikroskopischen Bilde 

 nur diejenigen Kanten erscheinen, deren relatives Azimut zum Schlitz 

 etwa 90^ oder 270*^ beträgt. Dreht man den Schlitz unter dem 

 Kondensor mit Hilfe des Griffes an dem Abbe sehen Diaphragmen- 

 träger, so werden nach der jeweiligen Stellung der Schlitzblende 

 zum Präparat immer andere Kanten in demselben sichtbar gemacht. 

 Als besonders geeignet zur Demonstration dieser Erscheinung 

 erwies sich ein Planktonmaterial aus dem Mittelmeer, das ich der 

 Güte des Herrn Dr. Nathansohn verdanke. Von den feinen darin 

 enthaltenen Diatomeennadeln wurde in Kanada- 

 balsam ein Streupräparat gemacht, in welchem die 

 Nadeln an jeder Stelle des Feldes ganz beliebig 

 durcheinander orientiert erscheinen. In Figur 2 

 (Tab. IV) sind sie bei etwa 45facher Vergrößerung 

 mikrophotographisch abgebildet. Die Dunkelfeld- 

 beleuchtung wurde realisiert durch einen gewöhn- 

 1- liehen Linsenkondensor von etwa 1*4 num. Apertur, 



auf den das Präparat mit Öl verbunden gelegt 

 wurde, während im Diaphragmenträger eine Zentralblende von 20 mm 

 Durchmesser eingelegt war (diese Zeitschr. Bd. XXIV, 1907, p. 13).. 

 Wurde jetzt an Stelle der runden Zentralblende die in Figur 1 

 abgebildete Schlitzblende im Azimut 90^ eingelegt, so zeigen sich 

 an derselben Stelle im Präparat wie in Figur 2 jetzt nur noch 

 Nadeln, deren Azimut nicht viel von 0*^ abweicht (Fig. 3, Tab. IV). 

 Entsprechend erscheinen ebenfalls an der gleichen Stelle im Präparat 

 wie in Figur 2 nur noch von links nach rechts im Azimut 90^ ver- 

 laufende Striche, wenn das Azimut der Beleuchtung durch Drehen der 

 Schlitzblende nach 0^ verlegt wurde (Fig. 4, Tab. IV). 



Eine äußerlich sehr merkwürdige, aber nach dem Vorstehenden 

 natürlich leicht erklärliche Erscheinung ergibt sich , wenn man den 

 Kondensor nicht in der vorgeschriebenen festen Anschlagsstellung in 

 der Schiebhülse beläßt , sondern mit Hilfe des Kondensortriebes die 

 Beleuchtung merklich extrafokal einstellt. Das beleuchtete Sehfeld 

 ist dann bei kleinen Lichtquellen nicht mehr ein Kreis, sondern ein 

 ringförmiges Gebiet. Die Zentralpartie des Sehfeldes erscheint bei 

 dieser extrafokalen Einstellung des Kondensors dunkel, weil die 



