436 Ignatowsky: Beleuchtungseinrichtung f. d. Metallmikruskop. XXV, 4. 



der Einrichtung ist folgendes : Statt eine materielle Blende zwischen 

 P und L einzuschieben, wird die Irisötfnung / mit Hilfe von L^ un- 

 gefähr an der Stelle E abgebildet und vertritt demnach die Stelle 

 der materiellen Blende. Durch Verschieben von L^ längs der 

 Achse AB, resp. Veränderung der Irisöfthung I liegt es in der 

 Hand die Öffnung der Blende E zu variieren. Außerdem ist die 

 Größe von L^ so bemessen, daß die (Jtfnung des durch die Blende E 

 gehenden Strahlenbüschels eine geringe ist. Das Büschel selbst ist 

 von sehr geringem Querschnitt. Außerdem ist das Prisma P ver- 

 schiebbar längs AB und drehbar um eine zur Figur 2 senkrechten 

 Achse gemacht. Dadurch ist man imstande, je nach der Beschaffen- 

 heit der Linse L , das von P kommende auf L auffallende feine 

 Strahlenbündel so einzustellen, daß die von L reflektierten Strahlen 

 beiseite geworfen , resp. durch das Prisma P selbst aufgefangen 

 werden. Das letztere dient in diesem Falle als Blende für die reflek- 

 tierten Strahlen. Die Einstellung geschieht leicht und schnell. 



Der ganze Apparat (Fig. 3) ist nach dem Prinzip von Le Chate- 

 LiER gebaut, d. h. der Gegenstand wird einfach oben auf den Tisch T 

 aufgelegt und die Einstellung geschieht durch Verschiebung des Tisches 

 selbst, während die anderen Teile des Apparates unbeweglich bleiben. 

 Durch ein zweites Prisma P^ (Fig. 2) werden die zur Beobaclitung 

 dienenden Strahlen nach links abgelenkt und man kann mit Hilfe des 

 Okulars (Fig. 3) und einem entsprechenden Prisma beobachten oder 

 indem man dieses herauszieht , mikrophotographische Aufnahmen 

 inachen. Als Beleuchtungsquelle dient eine kleine Gleichstromlampe 

 mit Handregulierung und 4 Ampere Stromstärke, die an jede Haus- 

 leitung angeschlossen werden kann. 



Der Apparat wird ausgeführt von der Firma E. Leitz, Wetzlar. 



Zum Schluß mijchte ich noch mit einigen Worten der Beleuch- 

 fungsai't bei schwachen Vergrößerungen erwähnen. 



Der beschriebene Apparat gestattet nämlich Übersichtsaufnahmen 

 bis zu etwa 15 mm objektivem Durchmesser zu erhalten, wozu 

 Objektive bis zu 42 mm Brennweite benutzt werden. Hierbei ist die 

 Entfernung der Metalloberfläche von dem Objektiv groß genug, um 

 eine direkte Beleuchtung mit Hilfe einer planparallelen Glasplatte 

 zu gestatten. Das Plättchen ii wird (Fig. 3} unter 45^ zwischen 

 Metall und Objektiv eingeschaltet und die Lampe mit den Linsen 

 entsprechend gehoben. 



Diese Beleuchtungsart ist an und für sich nichts neues. Ich 

 erwähne sie deshalb nur, um den bei der Metallbeobachtung not- 



